901 



Über ein neues, aus Kalkspath und Glas zusammen- 

 gesetztes NicoL'sches Prisma. 



Von C. Leiss 



in Steslitz. 



(Vorgelegt von Hrn. Klein.) 



Die Schwierigkeit der Bescliaftuiig optisch brauchbaren Kalkspathes, 

 wie solcher bei den verschiedenartigsten, der Wissenschaft und Tech- 

 nik dienenden Instrumenten und Apparaten Verwendung findet, hat 

 sich in den letzten Jahren immer mehr und mehr gesteigert. Das zur 

 Herstellung grosser und reiner Prismen erforderliche Material ist jetzt 

 entweder schon gar nicht mehr oder nur noch mit sehr bedeuten- 

 dem Kostenaufwand zu ei'halten. Bei denjenigen Instrumenten, wo 

 dies irgend angängig war, hat man bereits, um dem Kalkspathman- 

 gel zu begegnen, das Nicot'sche Prisma durch eine andere, aller- 

 dings viel weniger vollkommen polarisirende Vorrichtung zu ersetzen 

 gesucht. 



So ist man zur Zeit schon genöthigt, die Polarisationsapparate der 

 NöRRENBERG'schen Construction, an Stelle deren Glasplattensätze man 

 fast allgemein — als noch genügend Kalkspath vorhanden war — das 

 NicoL'sche Prisma setzte', wieder mit der ursprünglichen Polarisations- 

 vorrichtung zu versehen". 



Selbst bei denjenigen, für krystallographische und mineralogische 

 Studien dienenden Mikroskopen, welche ohne hohe Kosten zu Beob- 

 achtungen von Interferenzersclieinungen im convergenten Licht mit Con- 

 densoren und Objectiven von hoher numerischer Apertur dienen sollen, 

 hat man in neuerer Zeit seine Zuflucht zu einem aus Glasplatten zu- 



' Des-Cloizeaux, Ann. des iniiies, T. VI, 1864; P. Groth, Pügg. Ann., Bd. 144 

 8-34 — 35, Fig. r. S.v. Lang, Cari.'s Rep. MI, S.377; Müller -PoriLLEi's Lehrlj. d. 

 Phys. 9. Aufl. II, S. 1082 und 1084. 



= C. Leiss, N. JahHi. f. Jlineral. u. s. w.. 1896. Bd. II, S.253. 



