Lf.iss: Über ein neues Nicol. 90H 



kittet wird. Der allsTnioiiierpii Einführung dieses Constructionstypus 

 stehen immer noch Schwierigkeiten entgegen. Zuniiclist fehlt es an 

 genügend grossen Platten des wegen seiner starken Doppelbrechung 

 am liesten geeigneten Materials, des Natronsalpeters'. Bei Anwendung 

 von Kalksjjath würden, wenn der Gesichtswinkel der Prismen ein für 

 die gewöhnlichen Zwecke genügend grosser sein soll, die Prismen 

 nicht unbeträchtlich länger als die sonst gebräuchlichen Arten werden. 

 Chromsaures Kalium, dessen Stärke der Doppelbrechung noch über 

 dem Natronsalpeter steht, ist besonders seiner Färbung wegen nicht 

 geeignet; überdies sind genügend grosse und reine Krystalle auch 

 hiervon sehr schwer zu bekommen. Ein weiterer Umstand, der die 

 Herstellung der auf der Anwendung einer dünnen Lamelle beruhenden 

 Polarisationsprismen erschwert, ist die Beschaffung eines festen und 

 guten Kittes von genügend hohem Brechungsexponenten. 



Um diesen Übelständen zum Theil zu begegnen , habe ich folgende 

 Construction des polarisirenden Prismas ersonnen. Bei derselben wird 

 der Kalkspathmangel keineswegs aufgehoben, dagegen letzterem da- 

 durcli begegnet, dass das neue Prisma nur die Hälfte des Materials 

 der bisherigen Construction nöthig macht. Wie bekannt, dient 

 die zweite Hälfte des NicoL'schen Prismas dazu, die erstere Hälfte zu 

 einer planparallelen Combination zu ergänzen , damit die aus dem ersten 

 Theil -Prisma austretenden ausserordentlichen Strahlen keine Ableidcung 

 ihrer Fortptlanztnigsrichtung erfahren und bei der Beleuchtung mit 

 weissem Lichte keine Dispersion stattfinden kann. Diese Überlegung 

 führte mich dazu . die eine Prismenhälfte durch einen Glaskörper von 

 genau gleiclier Form eines der beiden Prismen zu ersetzen. Eine Glas- 

 sorte, die in ihren optischen Constanten — Brechungsexponent und 

 Dispersion — volle Übereinstimmung mit dem im ersten Prisma er- 

 zeugten ausserordentlichen Strahl besässe, würde einen durchaus voll- 

 werthigcn Ersatz der zweiten auch durch Kalkspath hergestellten Pris- 

 menliälfte darbieten. Genau ist eine solche Ubereinstinmiung bei den 

 zvu" Zeit zu Gebote stehenden (TJäsern nicht erreichbar, aber mit den 

 vorhandenen Glassorten lassen sich , wie dies aus einer Reihe ange- 

 stellter Versuche hervorgeht, Do})pelprismen combiniren, welche, als 

 Polarisatoren angewandt, in ihrer Leistungsiahigkeit kaum den seit- 

 herigen Arten nachstehen. Als analysirende Prismen sind sie deswegen 

 weniger geeignet, weil in Folge der nicht vollkommenen Übereinstim- 

 mung der beiden Brechungsindices von Glas und des ausserordentlichen 

 Strahles im Kalkspath bei ihnen eine minimale Ablenkung des Strahles 



' Ilr. Dr. L. AV'n.ri-, dosson dioshe/.ügliche Arbeiten in diesen Berichten nieder- 

 gelegt sind, hat sich seit .Taiiren das Ziel gesteckt, die Ki-ystallisation von Natronsal- 

 petei' so weit auszuliild(>n. um in diesem einen Ersatz des Ivalkspathes /ii erhalten. 



