324 MAXIME RADAIS 



pour faire ce relevé, dans les conditions expérimentales d'utilisa- 

 tion de la table, les seules qu'il soit utile de connaître. Sur l'an- 

 neau, divisé en 12 secteurs égaux, on a disposé une série de godets 

 métalliques semblables, remplis d'une même quantité d'huile de 

 vaseline; le contact était assuré par une couclie du même liquide. 

 Dans chaque godet, un thermomètre indiquait le degré atteint 

 lorsque le régime de l'appareil était devenu constant. 



11 est facile de voir qu'en faisant varier l'intensité de la source 

 calorifique on obtient des courbes de forme parabolique et de chute 

 assez rapide pour que des variations de plusieurs degrés à l'origine 

 soient réduites, dans les derniers secteurs, à des fractions de degré. 

 Dans la figure 3, les ordonnées indiquent les températures de 10 

 en 10 degrés; les abscisses sont représentées par des distances 

 égales qui figurent les secteurs de l'anneau (Le dernier secteur n'a 

 pas été représenté ; les températures qu'on y observe sont sensible- 

 ment les mêmes que celles de l'avant-dernier). 



Considérons, par exemple, les courbes extrêmes, avec les tempé- 

 ratures initiales de 70° et 130°, c'est-à-dire séparées, à l'origine, 

 par une différence de 60° ; l'écart s'atténue rapidement et, dans les 

 deux derniers secteurs, où les courbes tendent vers un parallélisme 

 parfait, il se réduit à 9'. En pratique, les variations de la source de 

 chaleur sont assez faibles pour que, par suite des inégalités de 

 pression du gaz, l'on ne puisse observer dans le secteur originel 

 n° 12, que des écarts de 3 à 4 degrés au maximum. On peut donc 

 compter sur une constance suffisante dans la dernière moitié de 

 l'anneau. Par exemple, en réglant le bec Bunsen avec un débit tel 

 que la température du secteur n» 12 soit de 100» à 105°, on obtien- 

 dra, dans les six derniers et pour les conditions les plus défavora- 

 bles, une échelle de température comprise entre 30 et 55° environ, 

 susceptible d'être utilisée pour les opérations d'inclusion les plus 

 délicates. 



L'appareil tout entier est de forme compacte et, par suite, peu 

 encombrant; on peut le conserver sur la table de travail et la 

 minime consommation de gaz qu'il nécessite permet de le laisser 

 constamment en fonction. Diverses dispositions mécaniques 

 assurent d'ailleurs une grande facilité de mise en oeuvre. 



La table annulaire est mobile autour d'un axe vertical qui n'est 

 autre chose que le tube du bec Bunsen servant de pied à l'instru- 



