TABLE ANNULAIRE CHAUFFANTE 325 



ment. Cette disposition permet d'amener à chaque instant devant 

 l'opérateur le secteur calorifique utile. Le réglage du gaz s'etïectue 

 par le jeu d'un robinet qu'une vis de pression immobilise pour un 

 débit détei-miné. L'appareil, ainsi réglé, garde la température 

 initiale choisie; l'extinction et le rallumage sont exclusivement 

 commandés par le robinet de la prise de gaz du laboratoire. 



Il est utile de connaître la température moyenne que fournit 

 chaque secteur. On y arrive rapidement au moyen du thermomètre 

 porté par un bras articulé et plongeant dans un godet rempli de 

 vaseline ou de glycérine. 



On a ajouté à l'appareil un support mobile permettant d'utiliser 

 la chaleur perdue de la flamme pour le chauffage rapide des capsules, 

 verres de montre, etc.... 



Les inclusions se font commodément et sûrement de la manière 

 suivante : le godet métallique contenant la paraffine est d'abord 

 placé en un point de la table dont la température est légèrement 

 supérieure au point de fusion. Lorsque la liquéfaction est complète, 

 on déplace le godet vers le secteur moins chaud jusqu'à formation, 

 à la surface du bain, d'une mince pellicule de paraffine solide et 

 presque transparente. On peut alors introduire l'objet à inclure, la 

 mince pellicule restant comme un témoin constant de l'égalité de 

 température de la masse d'inclusion. 



