111 



Man würde Vier or dt aber Unrecht thun, wenn man 

 darum seine grossen Verdienste um die Kenntniss des 

 Pulses, nachdem er den Weg gezeigt, ihn objectiv zu 

 beobachten, zu gering schätzen würde. 



Nach Vierordt hat sich Marey gründlich mit die- 

 sem Gegenstande beschäftigt, und zur Vermehrung un- 

 serer Kenntniss desselben viel beigetragen. Er hat nämlich 

 ein Sphygmograph darstellen lassen , das obwohl dem Prin- 

 cip von Vierordt entlehnt, doch mehr allgemein anwend- 

 bar gefunden werden wird, und mit diesem Instrumente hat 

 er gründliche Untersuchungen über den Arterienpuls 

 ausgeführt. 



Während bei Vierordt's Instrument ein System von 

 empfindlichen Hebeln direct auf die art. radialis applicirt 

 wird, lässt Marey eine Stahlfeder auf dieselbe befestigen, 

 welche dieses Gefäss comprimirt, welche Compression bei 

 dem Vierordt'schen Sphygmograph durch Belastung des 

 Hebelsystemes zu erreichen ist. Mit dieser Stahlfeder ist 

 ein äusserst empfindliches Hebelchen in Verbindung gebracht, 

 auf das wiederum eine Stahlfeder wirkt, indem sie es 

 niederdrückt, um die Bewegungen in Folge der Trägheit 

 des einmal in Bewegung gebrachten Hebelchens zu neu- 

 tralisiren. Dem durch den Puls in Bewegung gesetzten 

 Hebelchen parallel wird ein kupfernes Plättchen, worauf 

 ein berusstes Papier geklebt ist, durch ein Uhrwerk be- 

 wegt *). An dem Ende des Hebelchens befindet sich 

 eine spitz endende kleine Stahlfeder, die auf dem Papier 

 ruht. Wenn dieses mithin durch das Uhrwerk bewegt 



1) Bei den Spbygmographen, wie sie jetzt von Breguet quai de 

 l'horloge in Paris für 120 Frey, verfertigt werden, ist die Weise, 

 worauf der Puls aufgeschrieben wird, viel zweckmässiger. Dies ge- 

 schieht nämlich durch Dinte auf glacirtem Papier. Auch sind die 

 neuesten Instrumente noch kleiner und mithin leichter anwendbar. 

 Die Besonderheiten verdanke ich einer brieflichen Mittheilung 

 von Marey. 



