265 



Die Zahl der auf dem Ophthalmometer abgelesenen Grade, 



Fig. 1. 



'••^V^Afß^iis^' 



die nöthig sind, um die Reflexbilder auf die Ränder der 

 sich halb bedeckenden Hornhäute fallen zu lassen, entspricht 

 der halben Breite der Hornhaut oder besser derselben 

 Sehne, welche die Hornhaut unterspannt. 



Eine zweite Messung, bei welcher die Glasplatten im 

 entgegengesetzten Sinn gedreht wurden, diente zur Verifi- 

 kation der ersten und zugleich um dem Collimationsfehler 

 zu entgehen. Man erhielt auf diese Art, indem man den 

 Ophthalmometer oben und unten ablas, vier Zahlen. 

 Aus diesen vieren wurde das Mittel gezogen. 



Eine, zu diesem Zwecke angefertigte Tabelle gab nun 

 aus der gefundenen Anzahl Grade unmittelbar die ihr 

 entsprechende Grösse an , womit also die halbe Breite der 

 Hornhaut bekannt war. 



Insgleichen hatte der Stand des primitiven Visirs an 

 dem Gradbogen uns gelehrt, welchen Winkel die Sehlinie 

 mit der Hornhautaxe machte, angenommen, dass diese 

 durch den Mittelpunkt der Hornhaut geht. 



Um nun ferner den Bogen zu bestimmen , welchen die 

 Hornhaut beschreiben musste , um die Länge ihres eignen 

 queren Durchmessers im Räume zu durchlaufen, wurde 

 vor dem zu untersuchenden Auge ein Ring aufgehängt, 

 in welchen ein feines Haar senkrecht gespannt war. Es 

 war nun einfach zu probiren, wieviele Grade (ausgehend 

 von dem Stand, wobei die Hornhautaxe auf das Kreuz 

 des Ophthalmometers gerichtet war) nach beiden Seiten 

 visirt werden musste, um, bei unbeweglich gehaltenem 



18* 



