434 



festigt, der seinen Weg durch ein Rohr (ö) nimmt, wel- 

 ches der Länge nach auf der Nadel verschoben werden 

 kann; somit ist man im Stande bei sehr grossen Excur- 

 sionen der Nadel die Schwingungsweite des Hebels (BB ) 

 zu verringeren, weil ja der Anhaltspunkt des Fadens von 

 oben nach unten an der Nadel verschiebbar ist, wo die 

 Grösse ihrer Exemtionen natürlich abnimmt. 



Der Faden, dessen Länge 4 bis 5 Decimeter beträgt, 

 und den man vorher stark gedehnt hat, läuft über eine 

 messingne nach allen Richtungen bewegliche Rolle (c), 

 welche eine sehr geringe Reibung verursacht und ist an 

 seinem Ende an den ausserordentlich leichten Hebel {BB') 

 befestigt, welcher ganz mit dem an Marcy's Sphygmo- 

 graphen befindlichen übereinstimmt. Seine Eigenschwin- 

 gungen werden ebenso durch eine Stahlfeder (d) besei- 

 tigt, welche, am hinteren Hebelende unweit des Stütz- 

 punktes angebracht, den aufgehobenen Hebel herabdrückt. 

 Am vorderen Ende des Hebels befindet sich eine scharf 

 geschnittene Federpose (/'). Den ganzen Apparat stellt 

 man neben dem Kymographion (D) auf, dessen Cylinder 

 man mit einem durch Bleiweiss geglätteten Papierbogen 

 überzieht, den man zuvor mit einer dünnen Lage Ter- 

 pentinruss bedeckt hat. Die Schwingungen der Nadel, 

 welche die Folge der Herzcontractionen sind, theilen dem 

 Hebel eine auf und abwärts gehende Bewegung mit, die 

 Feder ritzt die Rnssdecke auf der rotir enden Kymogra- 

 phiontrommel und es entstehen auf diese Weise wellen- 

 förmige weisse Linien, deren aufsteigende mit der Systole, 

 deren absteigende Theile mit der Diastole des Herzens 

 zusammenfallen. Ist die Zeit, in welcher der Cylinder eine 

 Axendrehung beendigt, bekannt, so hat man bloss die 

 Herzschläge zu zählen, um ihre Anzahl in einer gegebenen 

 Zeit zu kennen , während ihre Dauer, die übrigens schon 

 aus der Gestalt der Curven erhellt, hieraus leicht zu finden 

 ist. Bevor die Versuche angestellt worden, war es noth- 



