435 



wendig, die Bewegung des Cylinders genau zu erforschen. 

 Schon a priori Hess sich vermuthen , dass solche nicht sehr 

 regelmässig sein werde, weil der Cylinder durch ein Ge- 

 wicht in Bewegung gesetzt wird , und sich nur dann Gleich- 

 förmigkeit in der Bewegung erwarten lässt, wenn ein ko- 

 nisches Pendel diese regelt. Mein Freund Prof. Hoek 

 untersuchte den Gang des Instrumentes auf das genaueste 

 und zwar auf folgende Art. 



Der Cylinder wurde mit weissem Papier überzogen , und 

 an zwei einander diametral gegenüber liegenden Stellen zwei 

 Punkte mit Bleistift gemacht. Ein kleines Fernrohr wurde 

 so gerichtet, dass ein darin vertical ausgespannter Faden 

 mit dem ersten Punkte zusammenfiel, und nun mit dem 

 Chronometer die Zeit genau gemessen, welche verlief, bis der 

 andere Punkt dieselbe Stellung einnahm. Aus einer langen 

 Reihe solcher Experimente erhellte bald, dass nicht nur 

 beide Hälften einer Umdrehung, sondern auch unmittelbar 

 aufeinander folgende Axendrehungen einen Unterschied 

 in der Geschwindigkeit aufzuweisen hatten. Das Kymo- 

 graphion war also unsrer Untersuchung unbrauchbar. Man 

 kann es jedoch zu einer genauen Bestimmung der Anzahl 

 und der Dauer der Herzschläge durch eine Vorrichtung 

 tauglich machen, die zugleich mit dem Aufschreiben der 

 Herzschläge je nach einer oder zwei Secunden ein Zei- 

 chen auf der rotirenden Trommel hinterlässt, wodurch 

 man von dem Gange des Instruments ganz unabhängig wird. 

 Wann man hierauf je zwei Punkte, die in Zwischenräumen 

 von 2 Sekunden angegeben wurden, mit einer geraden 

 Linie verbindet, die ebenfalls auf dem Cylinder angegeben 

 wird, nachdem das Secundenzeichen gemacht ist, so stellt 

 diese Linie die Dauer der verflossenen eine oder zwei Se- 

 cunden vor. Wenn man diese Linie als Abscisse betrachtet 

 und darauf Ordinate n errichtet, welche die wellenförmige 

 Linie, wodurch die Herzschläge angedeutet werden, 

 schneiden, so wird die Anzahl der Herzschläge, welche 



28* 



