439 



Um während längerer Zeit die Herzschläge registriren 

 zu können, haben wir die Einrichtung des Kymographi- 

 ons so weit abgeändert , dass es bei allen möglichen phy- 

 siologischen Untersuchungen zum Registriren tauglich wird. 

 Erstlich haben wir einen Cylinder von grösseren Dimen- 

 sionen gewählt und zweitens eine Vorrichtung angebracht, 

 dass während der Axendrehung eine Senkung des Cylin- 

 ders möglich wird. Somit wird, wenn eine Umdrehung 

 vollendet ist und eine neue anfängt, die zweite Linie nicht 

 auf derselben Stelle wie die erste, sondern etwas höher 

 beginnen, sodass die Linie in Form einer Spirale um den 

 Cylinder herumgehen wird. Stellt man den Windfang, 

 der den Gang des Uhrwerks regelt, so, dass die Bewegung 

 so langsam als möglich statthat , so kann man ungefähr 

 eine Stunde ohne Unterbrechung registriren. Die Einrich- 

 tung, die das Sinken des Cylinders bewerkstelligt, ist 

 folgende. Der hiesige Mechaniker Oll and hat sie auf 

 vortreffliche Weise am Kymographion angebracht, wie auf 

 der Eig. 2 zu sehen ist. 



An die eine Seite der untern Hälfte der Cylincleraxe 

 G ist ein viereckiges , 4 Millimeter breites Messingstäbchen 

 HH' angelöthet, das in eine Rinne passt, welche in der 

 Oeffnung des Cylinders zu finden ist, die die Axe G auf- 

 nimmt. Folglich ist der Cylinder auf seiner Axe nur in 

 perpendiculärer Richtung verschiebbar. 



Dreht die Axe, so muss der Cylinder mitdrehen, wäh- 

 rend er sich zu gleicher Zeit langsam senken kann, was 

 aus Folgendem zu ersehen ist. Der Cylinder ruht auf 

 dem in zwei Schenkel, K und Z, gespaltenen Ende der 

 Stange JJ'. (Die Abbildung zeigt nur K in seiner ganzen 

 Länge). Beide sind mit einem kleinen Rädchen versehen, 

 worauf der Cylinder mit seinem untern Theil Mruht Die 

 Stange JJ ist mit einem Scharnier, das durch eine Schraube 

 geschlossen ist, an den Stab NN beweglich befestigt, so- 

 dass sie an ihm in verticaler Richtung leicht zu verschie- 



