442 



eine Feder das Rad D heinmt und die Bewegung der 

 Spindel E aufgehoben wird, und die Schraube S aufzu- 

 drehen, damit man das Rad D zurückschieben kann. 



Die Berührung dieses Rades mit dem Rade C hört hie« 

 mit auf, sodass der Cylinder um seine Axe drehen kann, 

 ohne dass ihn das festgeklemmte Rad B hemmt. Man ent- 

 fernt die Stange //' und das Gewicht und befestigt 

 den Cylinder mit einer Schraube an seine Axe GG'. Das 

 Kymographiön stimmt dann mit dem von Ludwig an- 

 gegebenen überein, 



Nach der oben beschriebenen Methode kann man also 

 die Anzahl und die Dauer der Herzschläge genau regi- 

 striren. Ueber die Kraft der Zusammenziehungen des 

 Herzens kann sie uns ebenfalls Aufschluss geben. Man 

 kann jedoch nur ihre relative Kraft bei einem Thier, nicht 

 die absolute messen. Bei einer starken Contraction wird 

 nämlich die Nadel eine grössere Schwingung machen, als 

 bei einer schwächeren und ebenso wird der Hebel höher 

 aufgehoben werden ; folglich wird die Curve , die bei die- 

 ser Contraction aufgeschrieben wird, eine grössere perpen- 

 diculäre Höhe besitzen. Nach einer genauen Messung der 

 Curven, welche die Dauer und die Anzahl der Herzschläge 

 vorstellen, kann man solche krummen Linien zusammenstel- 

 len, die vom Verlauf, von der Dauer und von der Frequenz 

 der Herzschläge eine graphische Vorstellung geben. 



Mit dem Zweck, uns von der Genauigkeit zu überzeu- 

 gen, mit der, bei dieser Art zu registriren, jeder Herz- 

 schlag berücksichtigt wird, haben* wir einige Controle- 

 versuche angestellt. Es lässt sich denken , dass der He- 

 bel, von einer Herzcontraction gehoben , vor dem Beginn 

 der nächsten noch nicht gesunken wäre, sodass ein Wel- 

 lenberg in der Linie zwei Herzschläge representiren würde. 

 Es würden auf diese Art zu wenig Herzschläge getrennt 

 vorgestellt werden. Wir haben uns jedoch davon über- 

 zeugt, dass, wenn man den Hebel, der sonst mit der ins 



