Beobachtungen am Pulkowaer Passageninetrument. 75 



WO die Korrektionsglieder offenbar sehr klein sind und der 

 Faktor cos F als geringfügig weggelassen werden kann, so dass 

 wir einfach haben: 



AgøF" = 15 At« y sin (t — ^ sin (cp -f b) = 15 Ar« . n (32) 

 Beim Pulkowaer Instrument gestatten die Miren eine interes- 

 sante Vergleichung des aus dieser Gleichung gefundenen iS.F 

 mit dem aus der Mirenablesung folgender A 0, der Änderung 

 des Kollimationsfehlers des Instruments -|- Änderung der Kolii- 

 mation der Miren, welch letztere jedenfalls als sehr gering zu 

 vernachlässigen ist. Eine derartige Untersuchung teilt schon 

 Herr Nyren in Band X.LIV der «Monthly Notices» mit, und 

 findet einen deutlichen Unterschied systematischer Natur zwischen 

 den Ai^ und AC, der sich nur durch Änderungen der persön- 

 lichen Gleichung erklären zu lassen scheint. 



Die Wirkung einer Änderung der persönlichen Gleichung 

 im Laufe einer vollständigen Beobachtung fällt vollständig zu- 

 sammen mit der Wirkung des Uhrganges ; ist also die stündliche 

 Änderung = A/^/!«, so ist der verursachte Fehler in cp — h 



A((p~b)'' = A;,;f«X^^^swï&co5b . . (33) 



Nimmt man aber an, dass die persönliche Gleichung sich nicht 

 proportional der Zeit ändert, sondern um eine Konstante ver- 

 schieden ist bei entgegengesetzten Richtungen der Fadendurch- 

 gänge, so wird, wenn A?^« diese konstante Differenz ist, für die 

 von mir befolgte, von Herrn Nyren eingeführte Beobachtungs- 

 art (s. d. nächsten Abschn.) 



ù.{<:ç — h)" = M''X^tgÇ)sinhcosb . . (34) 



Aiisfülirimg (1er Beobachtiingen. 



Sämtliche Beobachtungen habe ich nach der Struveschen 

 Methode angestellt, und ebenso wie Herr Nyren die Mikrometer- 



