Beobachtungen am Pulkowaer Passageninstrument. 77 



hiervon nicht in einer Änderung der Tromraeleinstellung suchen, 

 sondern nur in einer minimen Verrückung der Schraube in ihrer 

 Axenrichtung, etwa infolge ungleichmässiger Konsistenz des Öls 

 und verschiedenen Federdruckes. Jedenfalls habe ich auf diese 

 Verschiedenheit des Gewichts keine Rücksicht bei der Reduk- 

 tion der Beobachtungen genommen, sondern allen Fäden gleiches 

 Gewicht erteilt, da die durch diese Vernachlässigung hervor- 

 gebrachten Fehler ausserordentlich klein (nur in seltenen Aus- 

 nahmefällen mehr als 0".01 in cp — b) und nicht systematischer 

 Natur sind. 



Gelang die Beobachtung an einem Faden nur in drei 

 Lagen des Instruments, so nahm ich den fehlenden Antritt derart 

 an, dass das Mittel aus ihm und den drei beobachteten Antritten 



gleich wurde dem Mittel aus allen — ^ — ~ — — — für die voll- 

 ständig beobachteten Fäden; das Resultat erhielt dann das Ge- 

 wicht V2, das Gewicht eines vollständig beobachteten Fadens 

 = 1 gesetzt. Fehlten für einen Faden ein Antritt für den 

 Ost- und einer für den Westvertikal, so wurde jeder für sich 

 derart angenommen, dass er mit dem korrespondierenden ein 



Mittel gab gleich dem Mittel aus allen "t" resp. ~^^ für 



die übrigen Fäden; in diesem Falle erhielt das Resultat das 

 Gewicht V^- 



Alle Beobachtungen ausser den beiden ersten (i Draconis 

 1890 IV 27 und 28) habe ich mit dem stärkeren Okular (Vergr. 

 270) gemacht, welches mit einem rechtwinkligen Prisma ver- 

 sehen war. Letzteres entfernte ich nur bei den Mirenablesungen, 

 benutzte es aber bei den Durchgangsbeobachtungen stets ebenso, 

 wie Herr Nyren es gethan hatte, drehte es nämlich bei jeder 

 Umlegung der Axe um 180°, so dass ich in beiden Lagen des 

 Fernrohrs mit dem Gesicht nach Osten sass, wodurch bewirkt 

 wird, dass der Stern in allen Lagen stets von unten nach oben 

 das Gesichtsfeld durchläuft, und zwar beim Durchgang durch 



