go Bernhard Wanach. 



Das Azimut des Instruments fand ich schon beim Beginn 

 der Beobachtungen sehr klein vor, und habe es direkt nur 

 zweimal korrigiert; bei den Neigungskorrektionen aber mag sich 

 auch das Azimut ein wenig geändert haben. Die Mirenobjektive 

 aber habe ich seit 1890 V 29, wo die Miren elektrische Beleuchtung 

 erhalten hatten, ebenso wenig angerührt, wie die Mirenplatten 

 selbst. Die Miren des Passageninstruments im ersten Vertikal 

 können nämlich nicht, wie diejenigen des Meridianpassagen- 

 instruments, durch Objektivverschiebung und Skalenablesung, 

 sondern nur mit dem Okularmikrometer des Perurohrs abgelesen 

 werden, da die Mirenobjektive gar keine Skalen haben. Der 

 Gewinn an Zeit und namentlich die weit grössere Bequemlich- 

 keit dieser Ablesungsart sind nicht zu unterschätzen, und da 

 keine grosse Genauigkeit der Mirenablesungen erforderlich ist, 

 habe ich die Mikrometerschraube gar nicht auf Pehler hin 

 untersucht. Abgelesen wurden die Miren unmittelbar nach jeder 

 halben Beobachtung, so dass die beiden Gruppen von (je nach 

 ■der Güte der Bilder) 3 bis 6 Einstellungen jeder Mire zeitlich 

 um den doppelten Stundenwinkel des Sterns im ersten Vertikal 

 aus einander liegen. Von grosser Wichtigkeit ist dabei, dass 

 ich stets zuerst die West- und darauf die Ostmire ablas und 

 die ganze Operation auf eine möglichst kurze Zeitdauer (durch- 

 schnittlich etwa 3™ 40^) beschränkte; denn da das Fernrohr 

 sowohl während der Durchgangsbeobachtungen als auch in der 

 Zeit, wo nicht beobachtet wird, in nahezu senkrechter Lage 

 bleibt und seine Okularhälfte nur 4 cm. von dem polierten 

 Granitpfeiler absteht, dessen Temperatur oft von derjenigen der 

 Luft recht verschieden ist, so dass eine bedeutende Wärme- 

 strahlung zwischen Pfeiler und Fernrohr stattfinden muss, 

 — so ist eine merkliche Änderung des Kollimationsfehlers zu 

 erwarten, sobald das Rohr in die horizontale Lage gebracht 

 wird, in welcher beide ßohrhälften in gleicher Weise frei in 

 der Luft schweben. Dass diese Befürchtung, die schon W. 

 Struve in der «Description de i'observ. . . .» pg. 177 ausspricht, 



