130 Bernhard Wanach. 



1. Okular II (Vergr. 150) ohne das rechtwinklige Prisma angewandt. 



2. Wie 1. Vorher Neigung geändert. 



3. Vorher Kollimationsfehler korrigiert und Okular I (Vergr. 270) mit 

 Prisma angesetzt, welches fernerhin ausnahmslos benuzt wird, 

 Nullpunkt des Niveaus korrigiert. 



6. Vorher Kollimationsfehler korrigiert. 



15. Vorher bemerkte ich, dass die horizontalen Schrauben des Süd- 

 lagers, welche das in Höhe bewegliche Lagerstück klemmen, sehr 

 schwach angezogen Avaren; daher alle Lagerschrauben frisch geölt 

 und fester angezogen. 



21. Vorher Neigung korrigiert. 



29. Vorher Neigung korrigiert. 



30. Vorher das ganze Instrument gereinigt, Neigung und Nullpunkt 

 des Niveaus korrigiert 



36. Vorher Neigung korrigiert und Fadenmikrometer gereinigt. Da die 

 Miren selbst noch keine Beleuchtung haben, Punkte an der Wand 

 der Mirenhäuschen, die vom Tageslicht erleuchtet sind, eingestellt. 



37. Vorher Neigung und Nullpunkt des Niveaus korrigiert, Pendeluhr 

 Dent 586 aufgestellt, die hinfort statt des bisher benutzten Chro- 

 nometers Dent 1774 in Gebrauch bleibt, und elektrische Beleuch- 

 tung der Miren eingerichtet. 



39. Bisher hielt ich den Stern durch Schrauben in Zenitdistanz in der 

 Mitte zwischen den Horizontalfäden; von nun ab bei ruhendem 

 Instrument schiefe Durchgänge beobachtet. Die elektrische Be- 

 leuchtung der Miren versagt; tritt erst von Beob. 43 an wieder in 

 Thätigkeit. Bis VI 28 (Beob. 83) die Uhr nur einmal täglich mit 

 der Normaluhr verglichen. 



45. Bei der zweiten Umlegung stiess die Axe, weil zu wenig gehoben, 

 an die Lager, in einem das Azimut vergrössernden Sinne. Nach- 

 her Neigung korrigiert. 



51. Von hier ab zur Auslösung etwaiger Spannungen den Schlüssel 

 zur Feinbewegung in Zenitdistanz vor jedem Fadenantritte auf die 

 Treppe geworfen, so dass das ganze Instrument eine schwache Er- 

 schütterung erfährt. 



55. Vor der Beobachtung W mit dem Kopf ans Okular gestossen. 



83. Klappen erst 30 m vor Beginn der Beobachtung geöffnet. 



84. Von hier ab Uhren in kürzeren Intervallen von wenigen Stunden 

 verglichen. 



90. Auflallender Gang in den log k aus den einzelnen Fäden, und in 



den "T ; da das Niveau nichts anzeigt, muss eine fortschreitende 



Änderung des A oder c während der ersten Beobachtung OS vor- 

 liegen. 

 98. Vorher Mikrometerkopf gereinigt. 



110. Bei der Beobachtung WN zwei Fäden ohne das Okulfa-prisma, 

 welches heruntergefallen Avar, beobachtet. 



111. Bei schwachem Fieber beobachtet. 



