Beobachtungen am Pulkowaer Passageninstrument. 131 



118. Die Fäden III und VII sind, Avie auch später oft bei feuchtem 

 Wetter, bis auf das Stück zwischen den beiden Horizontalfäden 

 schlaff; da aber dieses Stück nie erschlafft, sondern stets mit den 

 beweghchen Fäden eine vollkommen gleichmässige feine Licht- 

 linie giebt, und da die Fadeudistanz für beide Fäden sich weit 

 weniger im Laufe der Beobachtungsreihe geändert hat, als für 

 einige andere nie erschlaffte Fäden, so ist anzunehmen, dass beide 

 an die Horizontalfäden angeklebt sind, und dürfen beide mit un- 

 verändertem Gewicht mitgenommen werden. 



150. Bisher wurde die Temperatur abgelesen am Thermometer des an 

 der Ostwand hängenden Barometers ; von nun ab an einem anderen, 

 welches am Pfeiler aufgehängt ist, in dem den Umlegeapparat 

 aufnehmenden Ausschnitt. Die zugleich auch am Barometer und 

 einem äusseren Thermometer abgelesenen Temperaturen sind in 

 das Verzeichnis der Beobachtungen nicht aufgenommen. 



170. Beobachtung mit, W ohne B. 



171. Wie 170. 



173. Bei der Beobachtung auffallend schlechte Bilder bei Fernr. Ä, 

 gute bei Fernr. N- 



177. Sehr scharfes Bild, scheint aber langsam hin und her zu schAvanken. 



219. Starker Sturm, Uhr kaum zu hören. 



221. Die Ostmire Avegen zu schlechter Bilder kaum sichtbar, nicht ein- 

 zustellen; Einstellungen auf einen Punkt der AusseuAvand. 



230. Klappen erst 30 ™ vor der Beobachtung geöffnet. 



231. Die Koinzidenzen M des beAA'eglichen Fadens a mit dem Mittel- 

 faden VIII geschahen bisher durch Verdecken des letzteren durch 

 den ersteren, von nun an durch Herstellen möglichst feiner Licht- 

 linien zwischen beiden Fäden, beiderseits von VIII. 



238.1 ^^^h <^^i' Beobachtung von ß Cassiopeiae AA'aren die Klappen 



239. J geschlossen Avorden ; ich öffnete sie Avieder unmittelbar vor der 

 Beobachtung von b Cassiopeiae. 



240. Vorher Neigung korrigiert (X 16; Änderung von I — 1".46, von 

 J.4-0".77) und das bisher am Pfeiler aufgehängte Thermometer 

 durch ein neues, direkt am Umlegeapparat angebrachtes ersetzt. 



247.'! Nach der Beobachtung von 1 Cassiopeiae regnete es; um 23 '^ 55™ 



248.1 Sternzeit.. Klappen Avieder geöffnet. 



250. Nach der Beobachtung W vor der Mirenablesung stiess die Axe 

 beim Umlegen ans Lager, Aveil zu Avenig gehoben; jedenfalls ist 

 der Einfluss auf ç — b verschwindend, und überhaupt scheint das 

 Azimut nicht geändert zu sein, da das Azimut der Miren zu gross 

 hätte herauskommen müssen, aber im Gegenteil zu klein zu sein 

 scheint. 



254. Bei der Beobachtung W lässt der Sturm nur Avenige Schläge der 

 Uhr deutlich hören, daher recht unsichere Antritte; Übereistimmung 



der Fäden (logk und — -r — , — ~— | dennoch wenig schlechter als 



bei 1 Cassiopeiae. 



