136 Bernhard Wanach. 



Uhrkorrektionen und Gtmge der Normaluhr von Kessels, 



nach Beobactitiingen von Sokolow am grossen Ertelschen 



Passageninstrument. 



Datum. Sternzeit. Korr. Gang. Datum. Sternzeit. Korr. Gang. 



1891 I 2 2'' [Q^ — 81^03 _ 1891 IV 15 14^ 3m —101^79 



22 49 90 .55 "^ 16 11 53 102 .03 2^ 



II 3 7 17 91 .66 19 10 34 102 .81 "^^ 



13 2 44 92.89 " V 8 16 15 106.98 'l 

 20 1 93 .72 -j: 12 13 49 107 .89 '^J 

 28 1 16 95.02 --"^ 20 13 8 109.35 'Z. 



III 4 10 95 .37 '^[J 28 16 39 111 .23 



18 8 59 97.16 " " 31 Nachmittags wurde die 



27 Ï 2 98.04 ■ Uhr auseinandergenommen 



IV 6 11 34 99 .63 ' ^ und gereinigt. 



14 14 14 101.54 '^-^ VI 3 18'^17"^ — 11^02 ^qSq^ 



15 14 3 101.79 9 13 59 10.64 



14 15 21 10 .26 



.OS 



2. Niveau und Neigung. 



Über das mir zur Verfügung gestellte Kammerniveau von 

 Beichel kann ich nur meine grösste Befriedigung aussprechen. 

 Innerhalb der Grenzen, welche bei den Beobachtungen über- 

 haupt in Frage kommen können, hat sich gar keine Andeutung 

 einer Ungleichformigkeit des Teilwertes ergeben. Bestimmt 

 habe ich den Teilwert am Repsoldschen Niveauprüfer der Pul- 

 kowaer Sternwarte, welcher in der «Description de TObserv. de 

 Poulcova» pg. 22 sq. beschrieben und auf Ta f. XXXVII ab- 

 gebildet ist; den daselbst angegebenen Wert einer Schrauben- 

 revolution 120". 4 hat Herr Wittram im Frühjahr 1891 durch 

 eine Neubestimmung bestätigt gefunden. Aus der Gesamtheit 

 meiner Niveauwertbestimmungen habe ich einen kleinen perio- 

 dischen Fehler der Schraube ableiten können, Avas jedenfalls 

 ein Zeugnis für die Vorzüglichkeit des Niveaus ist; die Diffe- 

 renzen der vier Schraubenwerte, welche anzuwenden sind, 

 wenn der Index c die Quadranten I, II, III, IV (s. neben- 

 stehende Fig.) durchläuft, ergeben sich: 



