Beobachtungen am Pulkowaer Paseageninstrument. 



137 



1^ 



o 



I— 11 = — 0".2306 + 0".0786 CT 

 II— III = — .1051 + 768 . 

 III— IV = + .0599+ 663 



IV— l = + 0.2758+ 723 

 so dass also die für die einzelnen Quadranten 

 gültigen Schraubenwerte selbst sind: 



I = 29".890 

 II = 30 .120 



III = 30 .225 



IV = 30 .165 

 Den Niveauwert bestimmte ich durch 



Repetition von 5 zu 5 Teilen des Niveau- 

 prüfers (1 Teil = 1")) immer bei hebender 

 Bewegung der Schrauben; in grösseren Bögen 

 habe ich nicht repetiert, da bei den Beob- 

 achtungen Neigungen von mehreren Sekunden 

 vermieden wurden. In der Mitte jeder voll- 

 ständigen Bestimmung, die eine volle Schrauben- 

 revolution (also 24-malige Repetition) umfasste, 

 setzte ich das Niveau um, wodurch eine etwa- 

 ige Nullpunktsänderung unschädlich gemacht 

 wurde, falls sie proportional der Zeit fort- 

 schritt. Da die Fassung des Niveaus zur Abschwächung der 

 Wirkung von TemperaturschAvankungen mit Wollenstoö über- 

 zogen ist, ich aber die Röhre nicht aus der Fassung nehmen 

 wollte, wodurch vielleicht eine andere Krümmung bewirkt wer- 

 den kann, so entfernte ich den Überzug an den Stellen, wo der 

 Niveauträger auf den Lagern e des Niveauprüfers aufliegt, um 

 Metallkontakt zu haben. Natürlich Hess ich der Temperatur- 

 ausgleichung wegen das Niveau vor der Untersuchung stets 

 wenigstens eine Stunde lang auf dem Prüfer stehen. 



Die Resultate der einzelnen Niveau wertbestimm ungen fin- 

 den sich am Schlüsse dieses Abschnittes; v ist der Wert von 

 Vs Niveauteil, den ich gewählt habe, weil es am bequemsten 



