Beobachtungen am Pulkowaer Passageninstrument. 147 



von der Temperatur; bei der BestimmuDg des Temperatur- 

 koeffizienten habe ich in Berücksichtigung des oben über die 

 Fadendistanzen gesagten für jede der vier Perioden auch noch 

 die mit Pernr. S und Fernr. N beginnenden Beobachtungen, 

 und ausserdem auch die mit B bezeichneten getrennt behandelt, 

 weil die laterale Biegung des B,ohres durch das Ansatzrohr 

 verändert werden könnte. Die Resultate für den Temperatur- 

 koeffizienten V sind: 



Beob. c t Cq V Vf F. CQj,—Cç,Gew. 



Der Mittelwert von v wird, jenachdem man das Gewicht aus den 

 w. F. berechnet, oder der Anzahl der Beobachtungen gleichsetzt: 



u = -f 0".228 4:0"-008 oder u = + 0".249 + 0".020. 

 Der letztere Wert, den ich für den wahrscheinlicheren halte, giebt 

 für die einzelnen Gruppen die unter Cq angegebenen auf 0° B 

 reduzierten Mittelwerte des KoUimationsfehlers. Aus denselben 

 sieht man, dass durch das Ansatzrohr der Kollimationsfehler 

 entschieden sehr merklich vergrössert wird; im Mittel beträgt 

 diese Vergrösserung 



. cW-Co = + 0".90 + 0".21. 



Zur Bestimmung dieses v können auch dienen die unter 

 «Aif» gegebenen Temperaturänderungen in Verbindung mit den 

 unter «AO» und «AF» gegebenen Änderungen des Kol imations- 

 fehlers von Ost- bis zum Westdurchgange. Die «AC» sind aus 

 den Ablesungen der Miren abgeleitet, die «AF» allein aus den 



