Beobachtungen am Pulkowaer Passageninstrument. 153 



Mirenbewegung. In der That lässt sich aus dem Beobachtungs- 

 material keine, auch nicht einmal eine jährliche Bewegung des 

 Azimuts der Miren sicher nachweisen; das mittlere Azimut ist 

 -f- 0^.04, und die Abweichungen von diesem Mittel, berechnet 

 aus je 9 oder 10 Einzelbestimmungen, sind für die beigesetzten 

 mittleren Epochen: 



Ep. 4^— 0l04 Ep. ^|,i-0l04 Ep. A^—0".04 Ep. 4^—0^04 



1890 VI 5 +0106 1890IX 4 - 0M2 1891II24 —0^.03 1891IV11 +0^.10 



13 + .01 13 — .12 27 + .14 14 4- -03 



19 + .02 18 — .02 III 5 — .01 17 + .11 



22 — .03 22 4- .12 13 — 18 23 -f- -22 



VII 3 — .12 30 + .01 20 — .13 V 4 -|- .14 



11 .00 XI 1 .00 23 — .16 17 + .13 



25 — .01 XII 30 — .05 25 + .06 30 + .09 



VIII 5 — .03 1891 II 8 4- .01 27 + .06 VI 8 — .01 



16 + .03 16 .00 IV 2 — .09 



29 — .07 20 — .05 7 + .04 



Es zeigt sich in dieser Reihe gar keine Abhängigkeit von der 

 Temperatur, so dass ich für die mehrmals auftretenden Zeichen- 

 folgen die Ursache in Änderungen der persönlichen Gleichungen 

 zwischen Herrn Belopolski und mir, und von 1891 an zwischen 

 Herrn Sokolow und mir, sowie in den Fehlern der Zeitbestim- 

 mungen von zufälliger Natur suchen möchte; ein Fehler von 

 0^1 in der Uhrkorrektion bewirkt für das Ä,, einen Fehler von 



r 

 O'.l X sin cp = 0^086. 



Die Mirenablesungen gestatten aber auch, wenn der Kolli- 

 mationsfehler des Fernrohrs auf unabhängigem Wege bestimmt 

 worden ist, den Winkel zu bestimmen, den die beiden Ver- 

 bindungslinien der Miren mit dem Durchschnittspunkte der 

 optischen und der horizontalen Drehungsaxe des Instruments 

 bilden; die Hälfte dieses Winkels habe ich unter «C,,» im 

 Verzeichnis der Beobachtungen gegeben. In Gruppen von je 

 10 Einzelwerten vereinigt geben diese Bestimmungen folgende 

 Abweichungen vom Mittelwert — 10". 51: 



