Jakob Worm Müller. 133 



Capillaire artificiel Malassez udblæser man Yædsken igjennem 

 Kautschuktuben og borttørrer med fint Linned eUer Trækpapir 

 det udtraadte Fluidum; man bringer derpaa nogle Draaber de- 

 stüleret Vand paa Objektglasset foran Kanalens Munding og, 

 naar de ere komne henimod Korets anden Ende, blæser man 

 dem ud, fylder atter med destilleret "Vand o. s. y. Tilsidst 

 tørrer man Apparatet ved nogle Gange at indsuge Luft gjennem 

 Kautscliukrøret og undersøger nu under Mikroskopet, om Rørets 

 Lumen er fuldstændig frit for fremmede Partikler.-^) 



Denne Methode er bekvem og hurtig; man kan efter nogen 

 Øvelse med Lethed i 20 Minuter foretage Blandingen, udføre 

 Tællingerne samt rense Apparaterne. Methoden er tilstræk- 

 kelig nøiagtig. Feilene ere forholdsvis ubetydelige, dog i Regelen 

 større, end Malassez (og i sin Tid Vierordt og Welcker) have 

 angivet. Da det er af Vigtighed, at de, som viUe anvende 

 denne Tællingsmethode, fra Begyndelsen af skarpt vurdere den 

 Grad af Nøiagtighed, som de kunne erholde ved samme, skal 

 jeg korteligen her meddele Resultatet af mine Erfaringer i saa 

 Henseende. 



§ 3. 



For at komme til nærmere Kundskab om Methodens 

 Nøiagtighed, betjener man sig hensigtsmæssigen af følgende 

 Prøver:^) 



1. Man tæller gjentagne Gange Blodlegemerne i 

 en og samme Længde af Kapillærrøret. I dette Tilfælde 

 faar man efter min Erfaring, hvis man først paabegynder Tæl- 

 lingen, efterat Blodblandingen er kommen til Ro i Kapillær- 

 røret, næsten altid det samme Resultat. Tæller man methodisk 



') Apparaterne erholdes hos Optikeren C. Verick, Paris, rue de la par- 

 cheminerie 2. 



») cfr. M a 1 a s s e z 1. c. S. 27—33 ; dr. ogsaa K. Vierordt „Untersuchungen über 

 die Fehlerquellen bei der Zählung der Blutkörperchen" i „Archiv für 

 physiologische Heilkunde. A. 1852. B. XI. S. 858—874. 



