Eee 
Anwendung solcher Vergrößerung verlangt aber besonders 
gute Luftverhältnisse, die nicht nur in Bamberg, sondern 
auch in Deutschland überhaupt in dem genannten Zeitraum 
recht spärlich waren. Sehr oft war die Vorbereitung zur 
Messung vergeblich unternommen. Die Anzahl der Versuche 
zur Messung war vielmal größer als die Anzahl der benütz- 
baren Gelegenheiten. Die Unruhe der Luft war weniger ein 
Hindernis für die Aufnahme der Messung am Instrument als 
die Unschärfe des Bildes. In dem folgenden Verzeichnisse 
der erhaltenen Messungen steht den Tagen mit großer Un- 
ruhe meist eine genügende Schärfe des Bildes zur Seite, wie 
die Zahlen der entsprechenden Spalten ausweisen, deren 
Abstufung von 1, den sehr guten bis zu 4, den ungenügenden 
Zuständen reicht. Wo Ruhe und Schärfe schlecht (ungenügend) 
waren, habe ich lieber eine Messung ganz unterlassen. Ich 
teile hier die in Bogenmaß umgerechneten Angaben der Helio- 
metermaßstäbe mit, deren Teilungsfehler immer berücksichtigt 
und deren Teilungswert aus Sternmessungen ermittelt wurde. 
Die periodischen Fehler der Mikrometerschraube für die 
Ablesung der Maßstäbe sind immer dadurch im Ergebnis 
unwirksam gemacht, daß zwei um anderthalb Umdrehungen der 
Schraube von einander entfernte Fädenpaare benützt wurden. 
Den Einfluß der Refraktion habe ich auch bei den großen 
Durchmessern nicht berücksichtigt, weil die Messungen bei 
hohem Stande des Planeten gemacht worden sind und sein 
Betrag ein Hundertstel der Bogensekunde nicht überschreitet. 
Bis auf eine Ausnahme 1910 Febr. 3. wurde Venus auf 
hellem Himmelshintergrunde gemessen; die Nachtmessung 
ergab den Durchmesser um etwa eine halbe Bogensekunde 
zu groß. 
Wenn die Einstellungsrichtung für die jeweilige Phase 
nicht senkrecht war, wurde ein sogenanntes Reversionsprisma 
vor dem Okular benützt, das für das Auge die senkrechte 
Richtung herstelltee Zur Untersuchung seines Einflusses 
wurde in seinem Gebrauche abgewechselt. Seine Verwendung 
ist in der 5. Spalte „Prisma“ angegeben, wo P@ das für die 
Sonnen-Messungen verwandte Reversions-Prisma bedeutet. 
