ge 
en Nahe D a ar 
Eins T as RB 
7 17.44 4506 45'26R3,4: — 0’20=2586dD +i — 0/47 
38 1721 48.70 49.52 —0.32—-28329dD-+i -+018 
39 17.19 50.07 50.97 —0.90=2.912dD+ ii + 0.27 
1817.25 52:06 53:58 —0.92—=3.062dD-+i + 0.30 
36 17.10 54.46 55.72 — 126=3.184dD-+i + 0.6 
32 1708 5451 5584 R4! -133=3191dD+i + 0.72 
33 17.15 547 5659 RA! —- 112=3234dD-+i +052 
8 17.43 50.58 56.81 —0.23=3.246dD-+i —0.37 
35 1723 56.69 57.56 —0.87=3.289dD-+i -+ 0.27 
40 17.44 58.42 58.04 —022=3351dD+i 0.37 
45 1724 58.27 59.15 —0.88—=3380dAD+i + 0.29 
34 17.47 59.74 59.85 —0.11=3420dD+i —0.47 
43 1750 62.12 62.12 Nacht — 0.00=3550dD+i — 0.57 
44 17.25 62.79 63.69 —090=3.40dD+i — 0.34 
Die Ausgleichung führte zu den beiden Gleichungen 
für die wahrscheinlichsten Werte der gesuchten Unbekannten 
dD und i: 
225.952 dD + 93.007 i + 63.592 — 0 
93.007 dD + 47.000 i+ 34.240 = 0 
aus denen folgt: dD = + 0’10 mit dem mittler Fehler 0.05 
i= — 0/93 b>) „ 2) „ 0.11 
Der mittlere Fehler einer aus mindestens vier Einstellungen 
bestehenden Messung ergibt sich zu + 0731 mit dem 
gleichen Betrage, den sorgfältige Messungen an anderen 
Heliometern auch zeigen. Die Unruhe der Luft ist bei diesen 
im Tageslichte anzustellenden Messungen immer sehr groß und 
macht es unmöglich, die Messungen mit größerer Sicherheit 
auszuführen. Ganz besonders werden die Messungen bei 
großem Durchmesser schwierig und unsicher, weil sie in 
der Nähe der Sonne auf sehr hellem Himmelsgrund, der die 
schmalen Hörnerspitzen nicht sehr deutlich abhebt, anzu- 
stellen sind. Ein Blick auf die in der letzten Spalte an- 
gegebenen übrigbleibenden Fehler zeigt, daß die großen 
Durchmesser die größten Fehler aufweisen, deren zufälliger 
Charakter durch die Vorzeichenwechsel bestätigt wird. Die 
