12 H. Chr. Geelmuyden. 
Bistremmen!) lededes først gjennem et modificeret Pettenkofersk 
absorptionsrør?) (k), hvori 40 pct. kalilud, derfra gjennem et for- 
brændingsrør (c) med glødende kobberoxyd, og endelig gjennem et 
andet absorptionsrør (0), hvori titreret barytvand. Derfra forte 
ledningen til gasmaalerne. 
I kalirøret absorberedes al kulsyre og en del af den i luften 
indeholdte acetondamp. Resten forbrændte i kobberoxydrøret til 
kulsyre, som absorberedes 1 barytrøret, paa sædvanlig maade be- 
stemtes titrimetrisk og omregnedes i aceton. Den i kalirøret til- 
bageholdte aceton bestemtes titrimetrisk efter Messingers methode). 
Absorptionsrgrene indeholdt 150 ccm. væske. Volumet kunde nei- 
agtig aflæses ved skalaer, anbragte paa rørene. Da barytrøret inde- 
holdt titreret barytvand, hvis volum under forsøgsperioden kunde 
forandre sig ved fordampning eller fortætning af vanddamp, saa 
aflæstes volumet før og efter forsøgsperioden, og de til analyse 
udtagne mængder reduceredes ved en korrektionsregning til sit 
oprindelige volum. Der gjordes altid dobbeltanalyser. Til hver 
analyse udtoges 50 ccm. af kaliluden, undertiden 25 ccm., naar den 
var meget acetonrig. 
Absorptionsrer og pipetter var omhyggelig kalibrerede ved 
udveining med vand, og for barytrørenes Vedkommende var der 
anstillet sammenligning mellem skalaen paa røret og skalaen paa 
den burette, der benyttedes ved titreringen. 
Da maalingen af bistrømmen skede, efterat luften var befriet 
for kulsyre, maatte jeg forat undgaa feil i beregningen af acetonet 
i hovedstrømmen enten bestemme kulsyren i bistrømmen og beregne 
den for hovedstrømmen eller ogsaa før maalingen befri luften i 
hovedstrømmen for kulsyre. Jeg valgte den sidste fremgangsmaade 
og indskjød i hovedstrømmen et absorptionsapparat for kulsyre, 
bestaaende af en stor dobbelt tubuleret flaske (A), indeholdende 2 
liter 40 pet. kalilud, en cylinder med natronkalk (N) og en (paa 
1) Paa planchen er for tydeligheds skyld apparaterne i bistrømmen anbragte under 
bordet istedetfor paa bordet ved siden af apparaterne i hovedstrømmen. 
?) Beskrevet i „Zeitschr. für analyt. Chemie“ Bd, 35 S. 516. 
3) Berichte d. d. chem. Gesellsch. 21. 2. S. 3366. I „Zeitschr. für analyt. Chemie“ 
Bd. 35 S. 503 har jeg offentliggjort en række prøver paa methodens paalidelighed. 
Af disse vil det sees, at den har fuldt krav paa paalidelighed. 
