4 H. Geelmuyden. 
derfor Observationer i begge de Stillmger af Naalen, som 
faaes ved at skifte Hylsen. En mulig Excentricitet elimi- 
neres ved Aflæsning af Naalens begge Ender, der er skarp- 
slebne og vandrer tæt indenfor den i enkelte Grader ind- 
delte Limbus, som er hævet nogle Millimeter over Cirkelens 
Bundflade. Da Aflæsningen imidlertid ikke kan udføres 
nøiere end paa 0.1, kan heller ikke Misvisningen bestemmes 
nøiere ved en enkelt Observation. 
Diopterets to Opstandere, som ved Foden har horizon- 
tale Axer til Nedlægning naar Instrumentet ikke bruges, 
har en Afstand af vel 20 cm. Den korte Opstander har 
en 3.5 em, lang vertikal Spalte, hvis nedre Del er dækket 
af et Solglas; man kan saaledes efter Behag stille ind paa 
Solen, eller paa et terrestrisk Objekt eller en lav Stjerne. 
Traaden, som udspændes i Aabningen af den høie Opstander, 
er vel 12 cm. lang. Den største Høide, hvori Solen kan 
indstilles direkte med Diopteret, er altsaa den Vinkel, hvis 
Tangens er 12/0 — 0,6 eller ca. 30°. 
Cirkelen og Naalen er indesluttet i en 14 mm. høi 
eirkelrund Daase, oventil dækket af et Glaslaag, som er 
fæstet ved en tynd Messingring. Denne kan med Lethed 
udtages og Laaget hæves, naar Naalen skal udtages til Skift- 
ning af Agathylsen. Hele Apparatet hviler paa sin Bund- 
flade, som er meget nær plan. 
Under Observationer af Solen er det naturligvis af 
Vigtighed at Diopterplanet er vertikalt. Jeg spændte derfor 
Traaden ind saaledes, at den befinder sig i Spaltens Verti- 
kalplan, naar en tvers over Daasens øvre Rand anbragt 
Libelle spiller ind. Dette gjordes ved at ophænge en Lod- 
traad paa den hoie Opstander, mellem Dioptertraaden og 
Cirkelens Centrum, og derved sørge for, at Dioptertraaden 
blev parallel med Lodtraaden. Jeg overbeviste mig ved 
