— 835 — 



Вотъ н-Ьсколько отсчетовъ, которые я пропзвелъ въвпд'Ь опыта каждый 

 въ разные дни и при различныхъ случаяхъ, стоя у юяшаго конца оси (сл'Ьва) 

 пассажнаго инструмента и отсчитывая сначала сбоку, а потомъ прямо, поль- 

 зуясь шкалой на зеркал-Ь. 



11оложен1е пузырька. Разность. 



Сбоку. Прямо. Сб.-Пр. 



Л р_ ^^ 



2 2 2 



— 7.00 —7.50 -1-0.50 



— 3.70 —4.05 -нО.45 

 -4-1.00 -ь-0.65 -*-0.35 



— 1.65 —1.95 -нО.ЗО 

 -н0.70 -+-0.45 -4-0.25 



— 0.30 —0.50 -4-0.20 



— 0.05 —0.30 -4-0.25 



Среднее = и- 0.32 



2 -4_ 



Среднееуклонешекаждойразностиотъихъсредняго=:± 0.102 =01'045. 

 Это и сл'Ьдуетъ считать за приблизительную величину колебан1й дичнаго урав- 

 нен1я при отсчетахъ уровня. 



§ 3. Оц-Ьнка точности отсчетовъ уровня. Разности, выведенныя въ пре- 

 дыдущемъ параграф'!^, достаточно уб-Ьждаютъ въ существоваши колебаний 

 личнаго уравнен1Я и во вредномъ ихъ вл1яши на точность наблюденш, однако 

 есть возможность сд'Ьлать оц'Ьнку введеннаго мною прпспособлен1я еще и 

 на основан1и обычныхъ наблюдешй, производимыхъ съ пассажнымъ инстру- 

 ментомъ. 



Во время наблюден1я зв']&здъ для нивеллировки горизонтальной оси 

 пассажнаго инструмента я произвожу перекладку уровня и последовательные 

 отсчеты черезъ дв'Ь минуты. Хотя прежн1е наблюдатели за исключен1емъ 

 В. Струве (1844 — 1859) производили нивеллировку горизонтальной оси 

 иначе, ч-Ьмъ я, — они перекладывали уровень всегда вм'Ьст']^ съ осью и ни- 

 когда не перекладывали его отд1Ьльно, — но и въ ихъ наблюден1яхъ, напе- 

 чатанныхъ въ III том-Ь ОЬзегуаНопз йе Рои1коуо п въ X том'Ь РиЫ1са11о118 

 с1е Рои1коуо, находятся пары отсчетовъ уровня, разд'Ьленныя промежут- 

 комъ времени приблизительно въ 2 минуты, это отсчеты — передъ пере- 

 кладкой оси инструмента и тотчасъ посл'Ь перекладки. 



Изв*ст1я П. А. П. 1909. 



