— 839 — 



Не считая себя въ иаблюдательныхъ способностяхъ равнымъ превос- 

 ходному наблюдателю В. Струве, я приписываю высокую точность моихъ 

 ошсчетовъ исключительно сдпланнымъ на уровшь приспособлетямъ. 



Больше того, сопоставлен1е отсчетовъ уровня въ различныхъ сочета- 

 н1яхъ, т. е. безъ перекладки и съ перекладкою, а также опыты на испыта- 

 тел'Ь уровней даютъ основан1я утверждать, что точность отсчетовъ была бы 

 еще выше, если бы трубка уровня, съ которою мнЬ приходится теперь на- 

 блюдать, не пи'Ьш бы дефоктовъ. На самомъ же д'ЬлЬ трубка далека отъ 



мы 



совершенства; она ниже того, что об-йщають линейная длина (2.25) и угловое 

 значен1е ея д{иеи1Й: бываютъ иногда зам-Ьтны прилипан1я пузырька къ 

 сгЬнкамъ трубки, длина пузырька на разныхъ м-Ьстахъ трубки получаетъ 

 иногда различный значен1я. Все это увеличпваетъ ошибку въ опред'Ьлен1и 

 наклона. 



Обратимъ вниман1е еще на то, что 



1) у В. Струве, Нюрена и Банаха уровень осв-Ьщался масляной 

 лампой, у Костинскаго же и у меня — электрической, 



2) что чувствительность уровней была не одинакова. Уровень, служащш 

 въ 1-мъ вертикал-Ь съ 1890 г, и до сихъ поръ, им'Ьетъ чувствительность 



мм 



приблизительно въ ^-==1.25 раза большую, ч'Ь1\1ъ чувствительность 



1.8 



уровней, бывшихъ у В. Струве и у Нюрена до 1878 года. 



Между чувствительностью уровня и точностью отсчетовъ, выражен- 

 ныхъ въ частяхъ д'Ьлен1я (р), пропорц1ональности е'Ьть, однако въ меп'Ье 

 чувствительныхъ уровняхъ при одномъ и томъ же угловомъ значен1и 1 д'Ь- 

 лешя края пузырька выд'^вляются р-^зче, длина пузырька сохраняется по- 

 стоянн-Ье, д'Ьлен1я мельче и оцЬнка ихъ десятыхъ долей совершается съ 

 большею уверенностью. 



§ 4. Точность отсчетовъ уровня можно увеличить и на другихъ инструментахъ. 

 Если мы обратимъ впиман1е на то, что на крайнихъ предЬлахъ точности 

 продвинуть точность наблюден1й въ сторону уменьшенхя ошпбокъ есть д'Ёло 

 очень нелегкое, то должны будемъ признать, что сд']&ланныя на уровн-Ь пас- 

 сажнаго инструмента въ 1-мъ вертикал-Ь приспособлен1я весьма д-Ьйстви- 

 тельны, весьма полезны. 



Кажется мн-Ь, что приспособлен1я для уничтожен1я параллакса глаза 

 полезнее всего будутъ тамъ, гд'Ь наблюдателю по ходу д'Ьла приходится съ 

 отсчетами уровня н-Ьсколе.ко сп'Ьшить. Зеркало со шкалою сл'Ьдовало бы 

 устроить и на Пулковскомъ зенитъ-телескоп'Ь и на Пулковскомъ вертикаль- 



Изв-Ьст1я и. А. II. 1909. 



