134 
Dieser Umstand spricht wie die schon oben dargelegten unvoll- 
kommeneren Auslöschungsverhältnisse gegen die Durchlassung des 
ordinären Strahles. In der Tat liegen die Verhältnisse für den extra- 
ordinären Strahl unvergleichlich günstiger. Unsre Figur 7 und 8 läßt 
erkennen, daß sich die Dispersionskurve der Durchtränkungsmittel der- 
jenigen des extraordinären Strahles viel enger anschmiegt. Der Versuch 
zeigt auch, daß das von Polarisatoren dieser Art durchgelassene Licht 
völlig weiß erscheint. 
Allerdings gilt das nur für das ganze durchtretende Licht. Wenn 
vollkommene Übereinstimmung der Brechungsindices für gelbgrünes 
Licht besteht, so ist auch die Abweichung für die roten Strahlen einer- 
seits und die blauen anderseits nicht so groß, daß dieselben nicht unsern 
Polarisator durchsetzen könnten. Auch sie treten hindurch, nicht jedoch 
ohne wenigstens leichte Ablenkungen in ihrem Verlauf zu erfahren. 
Die Brechungen, die die kleinen Differenzen der Brechungsindices be- 
dingen, reichen nicht hin, um diese Farben zu zerstreuen, aber sie er- 
teilen doch diesen Strahlen kleine Ablenkungen. Da diese kleinen Ab- 
lenkungen auch für die verschiedenen Strahlen einer Farbe in dem 
komklizierten Maschenwerk zufällig verschieden sind, so können diese 
Strahlen für eine Bilderzeugung durch den Polarisator hindurch nicht 
in Frage kommen. Betrachtet man also einen Gegenstand, z. B. eine 
ferne Lichtquelle, durch den Polarisator, so sieht man denselben in der 
Farbe, für die wirklich vollkommene Übereinstimmung der Brechungs- 
indices besteht und für die infolgedessen gar keine Störung des Strahlen- 
verlaufes stattfindet. 
Schon auf Grund dieser elementaren Betrachtungsweise läßt sich 
der praktische Anwendungsbereich unsrer Polarisatoren ungefähr be- 
stimmen. Sie sind im allgemeinen ungeeignet für den subjektiven Ge- 
brauch, da die durch sie gesehenen Bilder farbig erscheinen müssen, 
solange es nicht gelingt, eine Durchtränkungsmasse zu finden, die in 
ihrer Dispersion derjenigen des Kalkspats noch mehr parallel geht, als 
die bisher verwendeten. 
Anderseits sind die neuen Polarisatoren überall da verwendbar, 
wo es sich darum handelt polarisiertes Licht zu isolieren, sie könnten 
also z. B. sehr gut als Analysatoren unter dem Tisch von Polarisations- 
mikroskopen angebracht werden. Ich habe mich überzeugt, daß man in 
bezug auf Vollkommenheit der Auslöschung ganz Vortreffliches erreicht. 
Die Lichtstärke ist etwas geringer als bei den hellsten Nicol-Typen. 
Unangenehm für die Montierung ist die Durchtränkung mit einem 
flüssigen Medium. Es bestehen aber gute Aussichten dafür, daß sich 
der flüssige Einschluß durch einen später erstarrenden oder durch eine 
spätere Härtung umgehen läßt. 
