231 
nügendem Druck versehenen Wasserleitung in ähnlicher Art, wie in 
den chemischen Laboratorien leicht anbringen läßt. 
Die Saugpumpe S, welche einen möglichst freien Abfluß haben 
muß, steht durch einen starken, nicht leicht comprimirbaren oder mit 
Glasrohr gefüllten Kautschukschlauch mit dem Exsiccator E in Ver- 
bindung. Dieser faßt einige kleine Näpfchen P in sich, die mit Paraf- 
fin gefüllt werden. Das Ganze läßt sich in eine mit Wasser gefüllte 
Wanne von Zinkblech einsetzen, die so angepaßt sein soll, daß für 
kürzere oder längere Zeit die Temperatur eine annähernd constante 
bleibt. Zwischen S und £ ist eine starkwandige Flasche F vermittels 
L 
| 
e ID 
Wanne W 
eines T-Rohres und weiterhin noch eine Glasröhre m, die als Mano- 
meter dient, eingefügt. Erstere verfolgt den Zweck bei Druckschwan- 
kungen in der Leitung das Einströmen von Wasser in das Gefäß E zu 
vermeiden. Letztere, die unten in eine mit Quecksilber gefüllte Flasche 
eintaucht, gestattet den vorhandenen Druck direct abzulesen und zu be- 
urtheilen, ob die Präparate hinreichend mit Paraffin durchdrungen sind. 
Soll der Apparat benutzt werden, so wird zuerst das Wasserbad, 
dem das noch verschlossene Gefäß Æ aufsitzt, auf eine Temperatur von 
ca. 600 gebracht, dann werden die Näpfchen, die bereits geschmolzenes 
Paraffin und die einzubettenden Präparate enthalten, in Æ hineinge- 
