255 
Die Deckel-Gefäße des Apparates müssen natürlich numerirt sein; es 
ist auch gut, wenn sie graduirt sind. Von Zeit zu Zeit zieht man den 
am Boden des Hauptgefäßes befindlichen verdünnten Alcohol durch 
den Hahn ab, zu welchem Zwecke man den im Deckel befindlichen 
Stöpsel lüftet. Ist der Alcohol im großen Behälter bis nahe zum Ni- 
veau der Glasröhrenspitzen hinab verbraucht, so füllt man das Ge- 
fäß wieder vorsichtig bis oben, was am besten mit Hilfe einer bis zur 
Mitte desselben hinabreichenden und an der Spitze umgebogenen 
Glastrichters geschieht. — Ich werde mir einen Apparat bei Herrn 
Wilhelm P. Stender in Leipzig, Naundörfchen 4, bestellen und bin 
überzeugt, daß er gute Dienste leisten wird; es sollte mich freuen, 
wenn auch andere Fachgenossen den Apparat prüfen wollten. Die 
Dimensionen desselben sind natürlich etwas variabel, und Verbesser- 
ungen sind gewiß noch anzubringen. Für empfehlenswerth halte ich 
indessen die allgemeine Adoption eines Normalapparates mit Normal- 
scala, da dieselbe die Mittheilung von Angaben über Entwässerungs- 
weise bedeutend vereinfachen würde. Entsprechend dem Gebrauch, 
bei Vergrößerungsangaben die Bezugsquelle des Microscopes und die 
Bezeichnungen von Objectiv und Ocular mitzutheilen, würde man in 
unserem Falle nur die Nummer der Normalscala anzugeben haben. 
Doch die Verständigung über diese Angelegenheit will ich bei meiner 
weiten Entfernung von Europa lieber meinen dortigen Collegen über- 
lassen, nur möchte ich als einen ersten Schritt vorschlagen, für den 
Apparat die von mir angegebenen Dimensionen zu wählen. 
Über den Entwässerungsapparat für macroscopische Praeparate 
kann ich mich jetzt kurz fassen. — Derselbe besteht aus einem cylin- 
drischen, unten conisch zugespitzten und auf drei Füßen ruhenden 
Gefäße mit Deckel, dessen trichterförmiger Boden in eine Röhre aus- 
läuft, und in welche hinein man ein rundes perforirtes Stück Zink- 
blech legen kann. Dieses Gefäß ist dazu bestimmt, das Praeparat auf- 
zunehmen und auf dem oberen Einsatze meines in No. 150 dieser Zeit- 
schrift beschriebenen Apparates mit andern größern und kleinern zu- 
sammen Platz zu finden; der große Apparat ist mit starkem Spiritus 
zu füllen, die Praeparatengefäße mit schwachem Alcohol oder mit 
destillirtem Wasser — je nach Umständen. Diese Praeparatengefäße 
können aus Zinkblech oder aus Glas gefertigt sein, können unten einen 
Hahn haben, oder nicht, und der obere Verschluß kann luftdicht sein, 
oder nicht. Die Regulirung des Flüssigkeitenaustausches erfolgt durch 
den Hahn, oder durch auf die Röhre aufzusetzende Canülen verschie- 
denen Calibers, oder durch beides zusammen. Eine Austauschszeit- 
scala stellt man sich nach den früher angegebenen Prineipien her. 
Durch verschiedene Länge der Füße und Röhren bei verschieden großen 
