21 
Das zweite Brettchen im Luftbade dient mir für die Objectträger. 
Ich pinsele die Schellackschicht auf dem Objectträger nach dem Altern 
Vorschlage Giesbrecht’s mit Kreosot an, und finde, daß das Zu- 
sammenrinnen des Kreosots nie vorkommt, falls der Pinsel leicht aus- 
gedrückt und der Objecttriger etwas erwärmt wird. Im Luftbade ver- 
dunstet das Kreosot in wenig Minuten, etwa während der nächste 
Objectträger gefüllt wird, ohne Gefahr einer Überhitzung und ohne 
dem Staube oder feuchten Niederschlägen ausgesetzt zu sein. 
Manche, denen das Zurückdrehen der Micrometerschraube an 
dem Microtom mit Recht als ein ärgerlicher Aufenthalt erschienen ist, 
werden mir dankbar sein, wenn ich sie daran erinnere, daß man die- 
selbe in 2—3 Secunden ihrer ganzen Länge nach zurücktreiben kann, 
wenn man sich einer Art von Fiedelbogen bedient, wie er bei gewissen 
Bohrern benutzt wird. Die Schleife der Bogenschnur (am besten einer 
starken, seidenen, gewichsten oder geharzten Schnur) lege man um 
den glatten Hals der Schraube zwischen den beiden am Rande ge- 
kerbten Scheiben, und führe den Bogen abwechselnd nach links mit 
gespannter, nach rechts mit schlaffer Schnur. 
Heidelberg, October 1882. 
2. Zur Technik der Histologie. 
Von Dr. M. Schulgin in Heidelberg. 
I. 
Die einzige Unvollkommenheit im vorzüglichen Microtom Thome’s 
besteht darin, daß immer mit demselben Theil: des Messers geschnitten 
werden muß. Ich habe mir nach meiner Zeichnung ein Messer etwas an- 
derer Construction von Jung in Heidelberg machen lassen. Der Vorzug 
des neuen Messers besteht darin, daß es der Länge nach bewegt werden 
kann, so daß nicht immer mit demselben Theil des Messers geschnitten 
werden muß, wie es beim Thome’schen Messer der Fall ist. Bei meinen 
Arbeiten brauche ich jetzt dieses Messer und verfertige Schnitte bald mit 
diesem bald mit jenem Theil desselben. 
Il. 
Nach einjàhrigem Versuche würde ich als Einbettungsmasse nicht 
reines Paraffin empfehlen, sondern eine Mischung desselben mit Ceresin und 
Vaseline. Man nehme Paraffin mit 55° Schmelzpunct, setze nach Belieben 
Ceresin hinzu, dessen Dichtigkeit bedeutend größer ist als die des Paraffins. 
Das Ceresin ist ziemlich dem Wachs ähnlich, nur etwas stärker und mehr 
zähe. Dieser Eigenschaften wegen ist es als Einbettungsmasse sehr schätz- 
bar. Die feinen Schnitte, trocken befestigt, sind nicht briichig, und bei 
leichtem Halten mit einem kleinen Pinsel von oben legen sie sich als dünne 
Blättchen auf das Messer. Die oben erwähnte Mischung ist ziemlich stark ; 
