—7280— 
обыкновенный родниковый термометръ, шарикъ котораго быль вставленъ 
въ металлическую трубку и залитъ см$сью сала и парафина. 
Благодаря этому, термометръ сравнительно медленно принимаеть тем- 
пературу окружающей среды и медленно измфняетъ свои показанйя. 
'Таке термометры, по свидЪтельству А. В. Вознесенскаго'), являются 
довольно точными для наблюдений температуры на различныхъ глубинахъ, 
если оставлять ихъ на каждой глубинЪ достаточно долгое время и зат$мъ 
быстро подымать на поверхность и отечитывать. Прямые опыты съ нЪ- 
сколькими такими термометрами, сдЪланные мною, показали, что, въ сред- 
немъ, они принимають температуру окружающей среды черезъ 12 — 15 
минуТъ. | 
Перенесенные изъ воды въ 0° въ воду 20°, они начинаютъ мфнять 
показашя черезъ 7 — 8 минуть. Такимъ образомъ, подобные термометры, 
если и не представляютъ безукоризненнаго прибора для изм$реня темпера- 
туры воды на различныхъ глубинахъ, то, во всякомъ случаф, даютъ пока- 
заня, мало отличаюцияся отъ истинныхъ. 
При этомъ необходимо замфтить, что въ л6тнее время, когда верхше 
слои воды теплфе, болБе вфроят!я считать наблюденную такимъ приборомъ 
температуру глубокихъ слоевъ слегка повышенной, зимой, наоборотъ, по- 
ниженной. | 
Регулярныя наблюдевя температуры воды на различныхъ глубинахъ 
производились съ 14 апр$ля по 26 мая новаго стиля 1907 г. и съ 5 октя- 
бря 1907 г. по 31 октября 1908 г. черезъ каждыя двф недфли, обыкно- 
венно между 7 и 8 часами утра. Температуры изм$рялись на глубинахъ: 
0.0 метра, 0.5 м., 1.0 м., 2.0 м., 3.0 м. и (у дна) 3.2 метра; иногда еще на 
глубин$ 1.5 м. На каждой глубин$ термометръ оставался въ течеше 15 ми- 
нуть. Въ таблиц [Г сведены всф наблюдевя на различныхъ глубинахъ. 
Везд$ принять новый етиль и градусы Цельз!я. 
1] А. В. Вознесенский, Очеркъ климатическихъ особенностей Байкала (Лошя и Фи- 
зико-геограхический очеркъ озера Байкала. С.-Пб. 1908 г., стр. 179). 
