; 
ка 
Изв$ст1я Императорской Акацем1и Наукъ. — 1910. 
(ВиПейп 4е ГАса46пие Пиорбг1а]е 4ез БЗеолепсез 4е 5+.-Р6фегзБопго). 
ДОКЛАДЫ 0 НАУЧНЫХТЪ ТРУДАХЪ. 
Князь Б, Б. Голицынъ. Докладъ о работЪ: «О новомъ тяжеломъ горизонтальномъ ма- 
ятникф съ механической регистрашей для сейсмическихь станщй 2-го разряда». 
(Ргшее В. бо1еуп. Сотрие-гепёи ди шбтоле «ОеБег ет. пепез зейууегез Нот12оп- 
1а1репде] ши шесвашзейег Вес151египо [г зе1зтизеве З!абопеп хмеНеп Вапоез»). 
Въ этой работ, напечатанной въ «ИзвЪст1яхъ Постоянной Пентраль- 
ной Сейсмической Комиссш», мною дано подробное описане, сопровождаемое 
разными рисунками и чертежами, этого новаго прибора, отличительныя 060- 
бенности котораго заключаются, какъ въ особомъ устройств$ нижней точки 
опоры, такъ и въ спешальной Форм$ увеличительнаго прибора, отличающагося 
0собою легкостью. Приборъ снабженъ сильнымъ магнитнымъ затухашемъ; 
онъ не имфетъ особаго штатива, а непосредственно прикр$пляется къ стнЪ, 
причемъ, благодаря большому разстоян1ю между верхней и нижней точками 
опоры, маятникъ легко можетъ быть установленъ на весьма длинный пе- 
р1одъ колебашй. Нормальное увеличеше прибора (для очень короткихъ волнъ) 
около 45. 
Описанный приборъ быль подвергнуть всестороннему испытан!ю въ 
Физической Лаборатори Академш Наукъ, при чемъ особое вниман1е было удф- 
лено изученю вмявя тремя пишущаго пера о закопченную бумагу на ве- 
личину коэффФищента затухан1я прибора. 
Особый параграфъ посвященъ вопросу о прим$нени описаннаго при- 
бора для цфлей сейсмометрическихъ наблюдений; указаны способы изелБдо- 
ван1я постоянныхъ прибора, а также даны и прлемы для обработки сейсмо- 
граммъ, въ цфляхъ вывода абсолютныхъ величинъ смфщенй земной поверх- 
ности при проход$ сейсмическихъ волнъ. 
_ Извфет И. А. Н. 1910. — 695 — 
