780 — 



Рис. 1. 



ПО за то оно делало показаше пирометра па столько мен^е чувствитель- 

 пымп, что для той сер1п опытовъ, как1е излагаются въ настоящей статье, 

 я отказался отъ пользован1я Футляромъ. 



Показашя пирометра отмечались при помощп саморегпстрпрующаго 

 прибора Спмменса и Гальске, построепнаго такимъ образомъ. Стр-^лка 

 гальванометра, въ который вводится токъ пирометра, снабжена небольшимъ 

 стержнемъ. Тамъ, гд^ обычно находится шкала гальванометра, проходить 



тонкая бумажная лента, передвигаемая 

 спещальнымъ часовымъ механпзмомъ 



1100О х_ _\^ со скоростью 1 сантпметра въ 10 ми- 



нутъ. 



Каждыя 1 2 секундъ (пять разъ 

 въ минуту) при помощи небольшой 

 баттареи сухихъ элементовъ приво- 

 дится въ движен1е дуговой стержень; 

 онъ опускается на стр']&лку гальвано- 

 метра и прпдавливаетъ стержень 

 стр-Ьлки къ бумажной лент-Ь, подъ ко- 

 торой находится полоса матер1п, на- 

 питанной синими чернилами. Такпмъ 

 образомъ, каждыя 12 секундъ на бу- 

 мажной лентЬ отм-Ьчается синяя точка, 

 соответствующая положен1Ю стрелки 

 га.]1ьванометра въ данный моментъ. 



При пагреван1и пирометра въ 

 пустой электрической печп кривая, вос- 

 производимая регистрпрующпмъ при- 

 боромъ, пм-Ьетъ сл-Ьдующхй видъ — 

 рис. 1. 



Для пров-Ьркп показан1й прибора 

 определялись температуры плавлен1я 

 химически чистыхъ металловъ — 

 цинка, сурьмы и серебра. 



Максимальная температура, ре- 

 гистрируемая прпборомъ, равняется 1100°, и совершенно надежными я 

 считалъ показан1я до 1050°. 



Что касается точности, какой удовлетворяетъ кривая температурныхъ 

 изменен!!! въ описываемомъ приборе, то надо принимать, что въ силу раз- 



1000 



900 



800 



700 



600 



500 



400 



300 



200 



Установка прибора. 



