Изв'Ьст1я Императорской Академш Наукъ. — 1914 о 



(Ви11е1ш (1е ГАса(1ёт1е ХтрёпаЬ (1е8 8с1епсв8 (1в 81.-Рё1ег8Ьоиг^). 



Предварительное еообщеше объ изобр4тенномъ 



мною Ц1анометр4. 



г. А. Тихона. 



(Представлено въ зас4дан1и Физико-Математическаго Отд'Ьленгя 21 мая 1914 г.). 



Степень синевы неба является однимъ пзъ важн'Ьйшихъ данныхъ для 

 сужден1я о чистот1Ь и прозрачности атмосферы. Съ другой стороны, про- 

 зрачность атмосферы обусловливаетъ собою усп'Ьхъ многихъ астрономиче- 

 скихъ, преимущественно астроФизическихъ наблюден1й. Однако, всЬ при- 

 боры, прим'1пявш1еся до настоягцаго времени для опред'Ьлен1я синевы неба 

 (щанометры), либо основаны на примЬненш болЬе или ыеиЫ произвольной 

 шкалы, либо сложны и требуютъ значительнаго времени для установки при- 

 бора и производства наблюден1й. 



Первый цкнометръ изобр-Ьтепъ 8аи88иге'омъ. (^ои^па1 йе рЬуз., 

 1. XXXVIII, 1791). Заиззпге см^шивалъ въ разныхъ пропорщяхъ бер- 

 линскую лазурь съ бЬюй или черной краской и такимъ образомъ получалъ 

 шкалу, съ которой и сравнивалъ синеву неба. 



Ага^о воспользовался гЬмъ обстоятельствомъ, что одинъ изъ пвЬтовъ, 

 наблюдающихся при хроматической поляризащи, имЬетъ «по счастливой 

 случайности» отт^нокъ небесной синевы. Этотъ цвЬтъ можно разбавить 

 большимъ или меньшимъ количествомъ б-Ьлаго св^та въ зависимости отъ 

 степени поляризащи лучей, входящихъ въ приборъ. (Оепугез Сотр1ё1е8, 1. X, 

 р. 280). Этогь же принципъ прим'йнилъ и Н. Л^1Ы въ своемъ ураноФОто- 

 метр-Ь (ВиИеПп (1е ГАсайёшхе 1трёг1а1е (1е 8с1епсе8 (1е 8.-Рё1;ег8Ьоиг^, 

 1. XXI, 1876). 



ИзиЬст1я И. А. Н. 1914. — 809 — 57 



