— 813 — 



лучей поровну, т. е. введемъ сколько угодно бЬлесоватости. Наоборотъ, 

 вдвигая заслонку дальше въ сторону ф1олетовыхъ лучей, мы получимъ си- 

 неву бол'Ье глубокую, ч1Ьмъ нормальная. Наблюдете состоитъ въ томъ, что 

 передвигаютъ заслонку въ ту или другую сторону, пока цв'Ьтъ несколько 

 расширенной ш,елй не сд'§лается одинаковымъ съ цв-Ьтомъ изсл-Ьдуемаго 

 щ-Ьста неба. Положен1е заслонки отмечается по какой нибудь произвольной 

 шкале, которую, какъ показы ваетъ теория инструмента, легко перевести въ 

 отношен1е количества различныхъ лучей солнечнаго св-Ьта, вошедшихъ 

 въ щель. 



Для своего ц1анометра я применилъ дв-Ь призмы. Щанометръ опи- 

 санной системы построенъ по моимъ чертежамъ механикомъ Пулковской 06- 

 серватор1и В. А. Мессеромъ, вложившимъ много искусства и терп^нхн въ 

 эту работу, требовавшую неоднократныхъ перед^локъ по указашямъ опыта. 

 Черная заслонка передвигается при помощи микрометрическаго винта. 



Опытъ показалъ, что для точности изм-Ьренхй необходимо выравнивать 

 яркость св-Ьта, видимаго черезъ щель, съ яркостью неба. Поэтому, между 

 объективомъ коллиматора и призмами приделана еще вторая щель, перпен- 

 дикулярная къ первой щели и раздвигающаяся при помощи особаго микро- 

 метрическаго винта. Отсчеты барабана этого винта даютъ яркость неба въ 

 изсл^дуемой точке. Такимъ образомъ, мой цханометръ является въ то же 

 время Фотометромъ, а потому его можно было бы назвать ФОтоц1ано- 

 метромъ; однако, въ виду сравнительно малой разработанности его Фото- 

 метрической части, сл^дуетъ предпочесть называть его пока что просто 

 щанометромъ. 



