742 REPORT— 1898. 



D'autre part le couple de torsion c'est proportionnel au carre de la 

 section 



C S'' 



Le rapport du couple de torsion au couple directeur magndtique est 

 done 



/9\ *" <^ J_ -- ^ /.I 



^^' HM' HM ■ P H]\r ■ 



3° S'il existe un frottement dans I'appareil, comme pour les aiguilles 

 montees sur pointe ou les aiguilles d'inclinaison dont les tourillons roulent 

 sur des plans, le frottement est proportionnel au poids du barreau. Le 

 couple directeur magnetique est lui-nieme proportionnel au moment mag- 

 netique et, par suite, au poids. Tous les barreaux de meme forme sont 

 done Equivalents a ce point de vue. Sans aller plus loin, examinons les 

 consequences des equations (1) et (2). II y a tout avantage a rendre les 

 oscillations rapides. Si on veut les mesurer, I'opEration est plus facile, 

 sans avoir recours aux methodes compliquees de Gauss. D'autre part, les 

 oscillations ramortissent beaucoup plus vite et Ton n'a pas a craindre les 

 variations de toute nature, telle que les deplacements du zdro, pendant la 

 sErie des observations. 



La remarque s'applique encore mieux aux instruments de variations 

 qui prennent sans retard et sans osciller la position qui convient a I'Etat 

 actuel. 



Done supe'riorite des aimants courts. 



L'equation (2) montre aussi que le rapport du couple de torsion du fil 

 au couple directeur magnetique est proportionnel au cube/^ du rapport 

 de symetrie et par consequent du poids du barreau. Toutes les causes 

 d'erreur qui entraine la suspension sont done exagerees pour les barreaux 

 lourds. 



On verrait de meme que les dimensions des barreaux ne jouent pas de 

 rule dans les experiences de deviation pour determiner la valeur absolue 

 de H, puisque les for mules ne dependent que du rapport des longueurs du 

 barreau deviant et du barreau devie. 



Enfin les causes d'erreur etrangfere, telle que la presence de petits 

 traces de fer dans I'instrument ou dans le voisinage, deviennent importants 

 et impossibles a eliminer lorsque le moment magnetique et la distance 

 des p6les deviennent trop grancls. 



A tous les points de vue il y a done interet a rdduire autant que 

 possible les dimensions des barreaux, si la precision des lectures d'angles 

 reste suffisante. 



After considering this report the Permanent Committee passed the following 

 resolution : — ' Unless special reasons exist to the contrary, it is desirable that the 

 dimensictns of the magnets should be as small as possible, provided that the accuracy 

 of the results is adequately maintained.' 



2. On the Constrii,ction of Magnets of Constant Intensify under Changes 

 of Temperature. By 3 . R. Ashwortii, B.Sc. 



The paper describes experiments on a remarkable property of drawn steel 

 wires. Magnets made of such wires, after a series of heatings and coolings, reach 

 a cyclic state iu which, contrary to general experience, an i7icrease of temperature 



