14 F. Rıc#sarz uno O.Krıear-MEnzer: 
wurde in seiner glatten Führung schnell so weit herausgezogen, dafs die 
Scala des Thermometers erschien, und dann wieder hineingestolsen. Störende 
Luftströmungen waren also vermieden. Diese einfache Art der Ablesung 
wäre für die Temperatur bei den oberen Kugeln schwierig gewesen, weil 
der Beobachter auf einer Leiter stehend und eine Kerze haltend zu wenig 
Bewegungsfreiheit beim Hantiren hatte. Deshalb wurde oben ein Thermo- 
meter von ungewöhnlicher Form benutzt, dessen Gefäfs dicht hinter der 
Wage im Niveau der oberen Wageschalen steckte, dessen Capillare aber 
in horizontaler Richtung etwa 125°” weit durch eine hintere kanalförmige 
Verlängerung des hölzernen Wagekastens lief, dann die Verschlufsthür dieses 
Kanals sowie die zwei Thüren des doppelwandigen Zinkkastens durchsetzte 
und schliefslich in einem knieförmig nach oben gebogenen Theil endigte, 
welcher die auf diese Weise von der Aulsenseite des Zinkkastens ablesbare 
Scala trug. 
Die Correetionstabellen beider Thermometer wurden von der Kaiserl. 
Normal- Aichungs-Commission in Berlin durch Vergleich mit einem ange- 
schlossenen Normalinstrument aufgestellt. Dabei mufste bei dem Knie- 
thermometer Sorge getragen werden, dafs der über ein Meter lange hori- 
zontale Faden auch auf die Temperatur des Gefälses gebracht wurde. Später 
wurde noch einmal das gewöhnliche untere Thermometer in der Physi- 
kalisch-technischen Reichs-Anstalt geprüft und darauf das Kniethermometer 
in dem sehr gleichmälsig temperirten Spandauer Arbeitsraume bei verschie- 
denen für uns in Betracht kommenden Temperaturen mit jenem verglichen. 
Diese Vergleichung beider Thermometer wird sich in Cap. VI als die wich- 
tigste Aufgabe herausstellen; die Temperaturdifferenzen spielen die gröfste 
Rolle, während für den absoluten Betrag ein genäherter Werth genügt. 
Die 'Thermometer- gleichwie auch die Barometer-Ablesungen wurden 
am Beginn und am Schlufs jeder Wägungsreihe ausgeführt. Für die Be- 
rechnung der Luftauftriebe wurde das Mittel der Anfangs- und Endzahlen 
verwendet; für die in Cap. VII zu besprechende Ausgleichungsrechnung 
werden aber die einzelnen Daten für die Temperatur von Wichtigkeit. 
Die relative Feuchtigkeit wurde bestimmt durch zwei Haarhygrometer, 
welche von Pfister in Bern in besonderer für die Einführung in die oben 
erwähnten zu den Schalen führenden Kanäle geeigneter Form angefertigt 
wurden. Um diese ablesen zu können, mufsten die Thüren, welche die 
hinteren Enden dieser Kanäle verschliefsen, und die entsprechenden Thüren 
