Bestimmung der Gravitationsconstanle. 43 
hielten. Der Auftrieb vermindert dann das Gewicht der HZ, während die 
D nur einem sehr geringen Auftrieb unterliegen. 
Am 30. Juni 1393 wurde durch einen Fehler bei der Handhabung des 
Vertauschungsmechanismus die Kugel Hm heruntergeworfen und beschädigt, 
am 20. Juli desselben Jahres ereilte die Ho ein ähnlicher Unfall. Die da- 
durch verursachten Volumveränderungen machten eine Neubestimmung nö- 
thig, welche in dem Arbeitszimmer des Hrn. Stückrath auf einer hydro- 
statischen Wage unter Benutzung angeschlossener Normalgewichte, sorgfältig 
destillirten Wassers und unseres einen Normalthermometers ausgeführt wurde. 
Dabei fanden sich folgende neue Werthe: 
Hm 53.3126g7 112.220 ccm 
Ho 53.3143 » 112.9II » 
Gleich an dieser Stelle sei erwähnt, dafs zur Berechnung der Wä- 
gungen die Massen weder der Kilogramme noch der Hohlkugeln verwendet 
werden, da sie sich im Resultat herausheben. Die Massen der geschlossenen 
und durchbrochenen Hohlkugeln werden nur benutzt bei den Berechnungen 
der anfangs regelmäfsig ausgeführten Luftwägungen, welche aber keine Be- 
deutung für das Hauptresultat der Arbeit erlangt haben. 
Die Zulagegewichte waren aus Aluminiumdraht von verschiedener Stärke 
geschnitten und ähnlich den bekannten Reitern in solche Formen gebogen: 
\n die den im vorigen Capitel beschriebenen Einrichtungen für das 
Aufsetzen und Abheben angepafst waren. Die beiden horizontalen Draht- 
strecken legten sich beim Aufsetzen in die beiden Kerben der an den Ge- 
hängen angebrachten Sättel (m Taf. IV Seitenansicht), der in der Mitte be- 
findliche Buckel wurde beim Abheben von der Kerbe des betreffenden Hebels 
( auf derselben Zeichnung) gefalst. Ursprünglich waren die festen Dreh- 
punkte der Hebel an dem hölzernen Wagekasten angebracht: dieser mufs 
aber im Laufe der Zeit bei der wechselnden Feuchtigkeit kleine Formver- 
zerrungen erfahren haben, denn die Hebel hatten nicht mehr die richtige 
Stellung zu den Sätteln. Ferner wurden anfangs die Hebel vom Platz des 
Beobachters aus durch Fadenübertragungen regiert; diese etwa 3” langen 
gespannten Fäden veränderten aber ihre Länge je nach der Feuchtigkeit 
der Luft und gaben dadurch den Hebeln zu hohe oder zu tiefe Stellung. 
Diese Unvollkommenheiten verursachten häufige Störungen und auch den 
Verlust mehrerer Reiter. Später wurden unter den Gehängen Fangnetze 
bE 
