— 
_. 
SI 
bestimmung der Gravitationsconstante. 
Cap. VI. Wägungsresultate. 
A. Wägungen, die zur Beurtheilung der thermischen Bedingungen führten. 
B. Definitive Wägungsreihen. 
1. Wägungen ohne Bleiklotz. 
2. Wägungen mit Bleiklotz. 
3. Ausgleichungsrechnung. 
A. Wägungen, die zur Beurtheilung der thermischen Bedingungen 
führten. 
Die Temperaturen am Orte der oberen (S,) und am Orte der unteren 
Wagschalen ($,) waren keineswegs gleich. Die oberen Wagschalen liegen 
freier und folgen dem Einflufs der Jahreszeit mehr als die unteren, so dafs 
im Sommer 9,>S,; im Winter S,<S, war; die Differenzen betrugen im 
Maximum bis zu #0°7. Dafs unter diesen Umständen die ursprünglich 
geplante Methode nicht ausführbar sein würde, war vorauszusehen. Denn 
bei der direeten Verticalvertauschung von oben nach unten kommt, wenn 
etwa 9,>%, ist, die von oben nach unten gebrachte Kilokugel in Luft 
von niederer Temperatur, erzeugt um sich einen aufsteigenden Luftstrom, 
der sie um ein weniges mitnimmt und sie zu leicht erscheinen lälst; die 
von unten nach oben gebrachte Kugel mufs analog zu schwer erscheinen. 
Wenn 3,<S%, ist, kehrt sich der Sinn der Störung um. Die Hohlkugeln 
spielen dabei keine Rolle, da ihre Temperatur sich aufserordentlich viel 
schneller mit derjenigen der Luft ausgleicht, als diejenige der massiven 
Kugeln. 
Wir verzichteten daher im allgemeinen auf die Anstellung von Wägun- 
gen mit Verticalvertauschung, hofften aber zunächst doch, zwei Mal im 
Jahre (im Frühjahr und Herbst), wenn auf einige Tage die Temperaturen 
S, und $, nahe gleich waren, wenigstens einige zuverlässige Resultate aus 
solehen Wägungen erzielen zu können. Die erstmalige Anstellung derselben 
zeigte aber, dafs schon wenige Hundertstel Grad Differenz zwischen S, und 
$, genügen, um die Resultate sehr stark zu beeinflussen. In dieser Hinsicht 
haben uns die Verticalwägungen zu einer wesentlichen Aufklärung verholfen. 
05 
