Bestimmung der Gravitationsconstante. 69 
Als wir aus den ersten Verticalvertauschungen im November 1891 die 
Gröfse des Einflusses der Temperaturdifferenz oben gegen unten zu er- 
kennen glaubten, stellten wir, um uns dessen zu vergewissern, einige Wä- 
gungsreihen mit Vertiealvertauschungen an, vor deren Beginn $, durch 
Heizung künstlich gesteigert war und daher während der Wägungsreihe 
stark abfiel. Die Einzelwerthe für die Abnahme des Gewichts mit der Höhe 
zeigten dann in ausgesprochenster Weise den vermutheten Gang und die 
vermuthete Abweichung von dem Normalwerth: 
1. December 1891 3. December 1891 
EL Wägungs- r q Wägungs- 
Zeit So Sn Ener Zeit SD HT  Gesultat 
Tess 10%0 To%o 0°%00 +1".32494 oe on 98T +06 +ı"ııse 
8 30 9.97 TIO.00 —0.03 2504 5 30 9.9I 9.8I +0.10 1639 
9.0 9.95 IO.00 —0.05 3095 6 Io 9.36 9.81 -+0.05 1679 
Der grolse Einflufs einer sehr kleinen Temperaturdifferenz der Gewichts- 
kugeln gegen die umgebende Luft machte sich in anderer Weise nun auch 
bei den Wägungen mit horizontaler Vertauschung geltend, und zwar 
dort zunächst in Folge eines Übelstandes im Vertauschungsmechanismus, 
welcher nach dem ursprünglichen Plane nur dazu dienen sollte, verticale 
Vertauschungen vorzunehmen, bei welchen der für den Bleiklotz bestimmte 
Raum umgangen werden mufste. Die Vertauschung zwischen rechts und 
links konnte daher, sowohl oben wie unten, leider nieht im Innern des 
Wagekastens bez. des Hohlraumes im Fundamente bei den unteren Sehalen 
vorgenommen werden. Sondern zur Vornahme der Vertauschung müssen die 
oberen Kugeln etwa 12" weit aus dem Wagekasten herausgefahren werden, 
wodurch die Gefahr entsteht, dafs sie mit Luft von anderer Temperatur, 
als am Orte der Schalen herrscht, in Berührung kommen. An den Ort der 
Schalen zurückgekehrt, befinden sie sich alsdann nicht mehr im Temperatur- 
gleichgewieht mit der dort befindlichen Luft und erzeugen um sich die stören- 
den Luftströme. Die unteren Kugeln werden von diesem Einflufs weit 
weniger betroffen, da sie nur einen kurzen Weg aufserhalb der Fundament- 
kanäle zurückzulegen haben; der Sinn der Störung wird also dureh die 
oberen Kugeln bedingt sein. 
Eine ganz allgemeine hierhin gehörige Beobachtung ist die, dals die 
Übereinstimmung der einzelnen Einstellungen der Wage bei wiederhol- 
tem Abheben und Wiederaufsetzen der Kugeln eine weit bessere war, 
wenn dieselben dazwischen nicht aus dem Wagekasten herausgefahren 
