102 F. Rıcmarz uno O.KrıcArR-MEnZEr: 
derselbe, die Einstellungen verschieben sich bei der Neigung im gleichen 
Sinne um denselben Betrag, die ins Resultat eingehende Differenz beider 
Einstellungen wird also nicht geändert, die kleine Neigung nach rechts 
wirkt wie ein links zugelegtes Ballastgewicht. Bedingung bei dieser Schluls- 
folgerung ist nur, dafs die vom Quadrat des Neigungswinkels abhängenden 
Reihenglieder vernachlässigt werden dürfen. Wie weit diese Abkürzung zu- 
lässig ist, läfst sich bei der Unbekanntschaft mit jener Reihenentwickelung 
nicht genau entscheiden, doch ist anzunehmen, dafs die Gröfsenordnung der 
quadratischen Glieder dieselbe sein wird, wie bei jener ersten Drehung. 
Jedenfalls ist die thatsächlich beobachtete Neigung von 8 Bogenminuten 
ohne jeden Einflufs, und wir sind berechtigt, bei der Berechnung der At- 
traetionen A, und %, den Klotz in seiner normalen Lage mit genau horizontalen 
und vertiealen Kanten anzunehmen, wie diefs auch in der Theorie (Cap. VII) 
geschehen ist. 
C. Längenmessungen. 
Die im vorigen Abschnitt für die Längenmessungen als zulässig er- 
kannten Fehler betragen durchweg mehrere Millimeter. Man konnte daher 
mit den gebräuchlichsten Methoden der Längenbestimmung mehr als hin- 
reichende Praecision erzielen. 
Die Dimensionen des Klotzes selbst wurden mit einem stählernen Band- 
mals von 2”5 Länge ausgemessen. Es wäre unzweckmälsig gewesen, diese 
Messungen an den Kanten vorzunehmen; was wir bisher kurz als Kanten- 
längen des Klotzes bezeichneten, sind eigentlich die Abstände der parallelen 
Gegenflächen von einander. Diese lassen sich aber sicherer in mittleren 
Gegenden des Klotzes bestimmen. 
Für diesen Zweck war das Bandmafs besonders eingerichtet. Der Null- 
punkt der Millimetertheilung bildete das spitz zulaufende Ende des Stahl- 
bandes. Bei der Ausmessung der horizontalen Dimensionen wurde eine 
nicht zu kleine, ebene Glasplatte gegen die Verticalflächen des Klotzes ge- 
drückt, so dafs deren oberer Theil über den Rand dieser Flächen hinaus- 
ragte; mit dieser Glasplatte wurde dann die Nullspitze des Mafsstabes in 
Contact gebracht. Bei der Höhenmessung des Klotzes diente das Band als 
Senkel: es wurde durch zwei nahe über dem Nullende festgeschraubte 
flache Bleistücke beschwert und dadurch gestreckt. Das Aufstofsen der 
Nullspitze auf die Zinkunterlage des Bleiklotzes konnte durch Gefühl und 
