bestimmung der Gravitationsconstante. 103 
Gehör sehr scharf bestimmt werden. Dem Auge und der Hand waren 
diese Berührungspunkte unzugänglich, da der den Bleiklotz an den Seiten 
engumschliefsende Zinkkasten wegen der nach dem Abbruch des Bleies noch 
folgenden Wägungen nicht entfernt werden durfte. Die Ablesung des Mals- 
stabes an der gegenüberliegenden Ebene des Klotzes wurde auf folgende 
Weise praeecisirt. Das Bandmafs konnte an jeder Stelle festgeklemmt wer- 
den zwischen den Plattseiten zweier Lineale, deren Schneiden, dem Klotz 
zugekehrt, genau zusammenfielen. Diese Linealkanten wurden an die ent- 
gegenstehenden Flächen des Klotzes gedrückt, das Bandmafs so weit ge- 
spannt, dafs der Contact der Nullspitze mit der Glasplatte gerade noch 
mit dem Druck der Hand aufrecht gehalten werden konnte; dann wurden die 
Lineale fest verschraubt, so dafs das Stahl- 
band sich zwischen ihnen nicht mehr ver- 
rücken konnte: die Einstellung, welche 
die Linealkante auf dem Mafsstab markirte, 
konnte dann bequem bis auf Bruchtheile 
eines Millimeters abgelesen werden. Man 
war durch diese Abgrenzung der beiden 
parallelen Grenzebenen des Klotzes mittels 
Glastafel und Lineal sicher vor den Unge- 
nauigkeiten, welche sonst die unvermeid- 
lichen kleinen Verletzungen der weichen 
Bleikanten mit sich geführt hätten. 
Die gemessenen Strecken sind in der perspectivischen Darstellung des 
Klotzes (Fig. 4) durch punktirte Linien angegeben. Die gefundenen Zahlen- 
werthe sind: 
Höhe des Klotzes, gemessen in 65° Abstand von den Kanten: 
cm 
Vorderwand links 200°"45 
en rechts 200.5 
Hinterwand links 200.5 
» rechts 200.6 
Linke Wand vorn 200.5 
» » hinten 200.4 
Rechte Wand vorn 200.6 
» » hinten 200.32 
Mittel aus den 8 Zahlen 200°"483. 
