6 Rıess 
Sind zwei Werthe einer Elektrieitätsmenge Z, und 1, gegeben, die 2 Minuten 
nach einander bestimmt sind, so kann man hiernach den Werth z, berechnen, 
der z Minuten von der ersten Bestimmung entfernt liegt. Es gewährt einigen 
Vortheil, die Rechnung in der angegebenen Form auszuführen und nicht 
durch Elimination von p zu vereinfachen. Die Gröfse p hängt nämlich auch 
von dem Zustande des Messungsapparates ab und eine plötzliche Änderung 
ihres Werthes bei einer grölsern Versuchsreihe macht den Beobachter darauf 
aufmerksam, dafs bei dem betreffenden Versuche eine Störung eingetreten 
sei. Gewöhnlich reicht eine Säuberung des Schellackstiels am Prüfungskör- 
per hin, dieselbe zu entfernen; man wischt hierzu den Stiel mit einem lei- 
nenen Tuche ab und zieht ihn schnell durch eine Weingeistflamme. 
Bei der Methode der alternirenden Bestimmung wird ein Torsionswerth 
gesucht, der in die Zeit zwischen zwei beobachteten Werthen fällt. Man 
hat in der Formel Iz=— { zu setzen und erhält dann in einfachster Form 
£. + 3t: 
une 
is 
3+ 
Sind die Messungen zu einer Zeit gemacht, in welcher die Zerstreuung der 
Elektrieität sehr gering ist und ist das Intervall z’ klein, so wird Z, nur wenig 
kleiner sein als z,. Der Zähler des letzten Ausdrucks ist dann nur wenig 
kleiner als 2 (£, + Z;), und der Nenner beinahe = 4, so dafs t, nahe das arith- 
metische Mittel von Z, und /, erreicht. Das Coulombsche Verfahren ist 
also gerechtfertigt wenn es auf Messungen angewendet wird, die an einem 
günstigen Tage schnell nach einander angestellt sind. Bei Anwendung der 
strengern Rechnung statt des arithmetischen Mittels kann zwar das Zeitinter- 
vall gröfser genommen werden, aber es besteht dann noch eine nur schwer 
zu erfüllende Bedingung. Der Zeitpunkt für den die eine Messung berechnet 
wird, ist nämlich bestimmt, und die zweite Messung, die mit jener verglichen 
werden soll, mufs an demselben wirklich angestellt sein. Nach der Beschrei- 
bung des Coulombschen Verfahrens kommt dies darauf hinaus, dafs die 
einzelnen Messungen, welche zur Bestimmung einer elektrischen Dichtigkeit 
gebraucht werden, genau in gleichen Zeitintervallen nach einander gemacht 
sind. Drei oder mehr Messungen an der Torsionswage äquidistant zu halten, 
ist sehr schwer, wenn die mögliche Schärfe der Bestimmung erreicht werden 
soll. In der Zeit zwischen zwei Messungen ist der Prüfungskörper aus der 
