über die Anordnung der Elektricität auf Leitern. 7 
Wage zu nehmen, von Elektricität zu säubern, an eine Stelle des zu prüfen- 
den Leiters anzulegen und wieder in die Wage zu bringen, ehe die neue 
Messung beginnt. Das Anlegen hauptsächlich verlangt in den meisten Fällen 
grofse Vorsicht, zu welcher der Beobachter selten die nöthige Ruhe gewinnt, 
wenn ihm die Zeit dazu zugemessen ist. Wo keine grofse Genauigkeit der 
Messungen verlangt wird und daher die Intervalle nicht streng einzuhalten 
sind, ist die Coulombsche Methode leichter auszuführen. Ich habe sie des- 
halb bei dem Torsionselektrometer, an dem ohnedies scharfe Messungen nicht 
auszuführen sind, beibehalten. Zu genauen Messungen an der Torsionswage 
bediene ich mich eines andern Verfahrens, das Leichtigkeit der Ausführung 
mit Genauigkeit vereinigt. 
$. 3. 
Es verschafft schon eine bedeutende Erleichterung, wenn man die al- 
ternirende Bestimmung beibehält ohne die Bedingung der Aequidistanz der 
Messungen. Man hat dann nur den Zeitpunkt jeder Messung an einer Uhr 
genau zu bemerken und die Reduktion nach der allgemeinen Formel vorzu- 
nehmen. Hierbei werden aber noch immer 3 einzelne Messungen zur Be- 
stimmung Einer Dichtigkeit gebraucht. Die folgende Methode verlangt nur 
zwei wesentlich verschiedene Messungen und ist aufserdem noch da anwend- 
bar, wo die erste Methode nicht ausgeführt werden kann, bei Leitern näm- 
lich, die nur kurze Zeit elektrisch bleiben. 
Ich gebrauche zwei möglichst gleiche Prüfungskörper und berühre 
mit ihnen gleichzeitig oder schnell hintereinander die beiden Stellen des Lei- 
ters, deren Dichtigkeiten mit einander verglichen werden sollen. Der eine 
Prüfungskörper wird in einen weiten Glascylinder gehängt, der andre in die 
Torsionswage gebracht. Der Augenblick, wo der Wagebalken einspielt, wird 
an einer Uhr bemerkt, der Torsionswinkel abgelesen und der zweite Prü- 
fungskörper nach Entfernung des ersten in die Wage gebracht. Man schreibt 
auch den Zeitpunkt der vollendeten zweiten Messung auf und dreht dann den 
Torsionskreis um eine beliebige Anzahl Grade zurück ; der Zeitpunkt an dem 
der Wagebalken wieder einspielt giebt das letzte Datum, das zur Reduktion 
der Messungen nöthig ist. Man kann nämlich aus den beiden letzten Messun- 
gen, nach der oben gegebenen Formel, eine Messung ableiten, die mit der 
ersten gleichzeitig ist und mit ihr verglichen werden kann. 
