3 Rızss 
Diese Methode ist leicht auszuführen und giebt zu jeder Zeit Resul- 
tate von einer Genauigkeit, die man durch die Coulombsche Methode nur 
bei günstigem Wetter und grofser Übung erlangen kann. Die einzige Schwie- 
rigkeit besteht darin, sich zwei Prüfungskörper von gleichem Werthe zu ver- 
schaffen, und hierbei mufs man einige Mühe nicht scheuen, die doch ein für 
allemal genommen ist. Die genaue Stellung der Prüfungskörper in der Wage, 
so dafs die Kugel des Wagebalkens von jedem derselben gleich weit entfernt 
ist, unterliegt bei der angegebenen Befestigung des Stiels jener Körper keiner 
Schwierigkeit. Um die Tauglichkeit zweier Prüfungskörper und die Richtig- 
keit ihrer Stellung zu untersuchen, bestimmt man mit ihnen die elektrische 
Dichtigkeit einer Stelle eines elektrisirten Körpers im Verhältnifs zu ihr selbst, 
wo man einen von der Einheit wenig abweichenden Werth erhalten mufs. 
Ein Beispiel hiervon geben die folgenden 3 Bestimmungen, durch die ich 
mich von der Anwendbarkeit zweier Prüfungskugeln überzeugte. In den er- 
sten beiden Versuchen wurde der Knopf einer leydener Flasche, in dem drit- 
ten Versuche die Mitte einer Würfelfläche mit beiden Kugeln berührt. Die 
ersten Spalten der folgenden Tafel geben die beobachteten Zeiten und Tor- 
sionswinkel, die 6te Spalte enthält die nach der Formel I berechnete Tor- 
sion für die zweite Prüfungskugel, die mit der bei Anwendung der ersten 
Kugel gefundenen Torsion direkt verglichen wird. 
Torsionen 
Bezeichnung elektrische 
Zeit Intervall 
der REN ORT beobachtet | berechnet Dichtigkeit 
4 ah Aobnan 280 281,9 | 1,006 
3 325 | 25 266 
3 35 2,5 251 
3 | 39,5 239 239,2 1,000 
4 43 3,5 223 
4 146 3 210 
3 54,7 73 72,3 | 0,990 
4 58,3 N 65 
4 0685.’ 52 55 | 
Die dritte Bestimmung ist an einem andern Tage gemacht. Die Rechnung 
wird nach der Formel I folgendermafsen angestellt. Es ist in der ersten 
Bestimmung er 95 
=: !=25 
