über die Anordnung der Elektricität auf Leitern. 15 
Je zwei dieser Kegel wurden successiv zu einem Doppelkegel vereinigt, in- 
dem ihre Grundflächen an einander gekittet wurden, nachdem ein solcher 
Doppelkegel isolirt und elektrisirt war, bestimmte ich das Verhältnifs der 
elektrischen Dichtigkeit ihrer Spitzen mit Hülfe zweier Prüfungsscheiben. 
Da die Anfertigung und Ajustirung dieser Scheiben mit einigen Schwierig- 
keiten verknüpft ist, so will ich dieselbe hier vollständig mittheilen. 
Die Prüfungsscheiben. 
$.7: 
Der gerade Stiel der Scheiben war aus gewalztem Schellack in der 
Weise verfertigt und in einer Holzplatte befestigt, wie oben ($.1) angegeben 
ist, der Arm aber, der die Scheibe selbst trug, wurde folgendermaafsen her- 
gestellt. Ein hohler Holzeylinder von 14 Zollen Höhe war an seiner Grund- 
fläche mit einer durchbohrten Messingplatte versehen. Ein ausgesuchtes 
Schellackstäbchen von 2 Zollen Länge wurde an einem Ende bis zum Schmel- 
zen erhitzt und mit diesem Ende auf eine reine Glasplatte gestellt; der Holz- 
eylinder wurde über dasselbe gestülpt und mit einem Gewichte von 3 Pfun- 
den beschwert. Bei einiger Vorsicht erhält man so an dem Schellackstäbchen 
eine Schellackscheibe von etwa 5} Linien Durchmesser mit spiegelnder Ober- 
fläche. Ein zweites Schellackstäbchen wurde ebenso behandelt, bis die ge- 
prefste Scheibe mit der ersten gleiche Dicke und gleichen Durchmesser hatte. 
Dies gelang erst nach mehreren Versuchen, in welchen die bereits geprefste 
nicht genügende Scheibe an der Metallplatte des Holzeylinders vorsichtig 
erwärmt und auf’s Neue gepresst wurde. Jede Scheibe wurde mit ihrem 
Stiele an den langen Stiel normal angesetzt, so dafs die Fläche der Scheibe 
der Axe des langen Stiels sichtlich parallel stand. Ein Scheibchen von By 
Linien Durchmesser, das mit einem scharfen Stahlstempel aus ächtem Gold- 
papier geschlagen war, wurde auf der spiegelnden Fläche jeder Scheibe mit 
Schellackfirnifs befestigt und angedrückt. Um diesen beiden Prüfungsschei- 
ben eine gleiche Stellung in der Torsionswage zu geben, mufste etwas um- 
ständlicher verfahren werden, als früher bei den Prüfungskugeln nöthig war. 
Ich brachte die eine Scheibe, nachdem der Kitt des Glasstiels erwärmt war, 
in die Wage und richtete sie so, dafs die Kugel des Wagebalkens die Mitte 
derselben berühren konnte. Hierauf wurde der Glasdeckel der Wage ab- 
genommen und frei aufgestellt, die bereits eingepafste Prüfungsscheibe genau 
