4 Rızss 
ren. Dies ist ein Zeichen, dafs Balken und Stiel die Elektrieität gleich gut 
isoliren, ist dies nicht der Fall, so erfolgt nach der Berührung eine neue Ab- 
stofsung und man hat zu untersuchen, welcher Theil die Schuld trägt. Hierzu 
zieht man aus erhitztem Schellack einen 6 Zoll langen Faden und bringt 
an demselben eine Hollundermarkkugel statt des Prüfungskörpers in die 
Wage. Zeigt sich in dem angegebenen Versuche jetzt wieder eine zweite 
Abstofsung, so ist der Wagebalken untauglich und mufs durch einen neuen 
ersetzt werden. 
Als die Torsionswage so weit in Ordnung und so aufgestellt war, dafs 
die Öffnung im Deckel an einer bequemen Stelle lag, wurde der Wagebalken 
durch Torsion um einen gewissen Winkel (einige 20 Grad) von der Prüfungs- 
kugel entfernt und der Stand der Glimmerscheibe am Wagebalken durch einen 
an der äufsern Wand des Glascylinders vertikal ausgespannten Faden mar- 
kirt. Zugleich rückte ich den Index auf den Nullpunkt des Torsionskreises; 
war die Stelle desselben der Ablesung nicht günstig, so wurde eine passen- 
dere Lage herbeigeführt durch Drehung der Aufsatzröhre in ihrer Hülse und 
des Stifts in dem Zapfen des Torsionskreises. Vor jeder Messung erhielt die 
Kugel des Wagebalkens Elektrieität derselben Art mit der zu messenden; 
nach Einführung des Prüfungskörpers in die Wage wurde der Balken durch 
Drehung des Torsionskreises auf seinen anfänglichen Stand geführt, wo die 
Glimmerscheibe, als Linie gesehen, hinter dem ausgespannten Faden ver- 
schwand. Die am Torsionskreise abgelesene Anzahl Grade giebt das Maafs 
für die auf dem Prüfungskörper befindliche Elektrieitätsmenge, oder, wenn 
derselbe unverändert bleibt, für seine elektrische Dichtigkeit. 
Reduction der Messungen elektrischer Dichtigkeiten. 
84,2. 
Eine elektrische Dichtigkeit wird stets im Verhältnisse zu einer andern 
Dichtigkeit angegeben, die gleichfalls erst gemessen werden mufs. Zwischen 
der ersten Messung und der zweiten, die mit ihr verglichen werden soll, ist 
aber nothwendig eine gewisse Zeit vergangen; da nun jeder elektrisirte Kör- 
per fortwährend Elektrieität durch Zerstreuung in die Luft verliert, so ist 
eine Rechnung nöthig um beide Messungen auf Einen Zeitpunkt zu reduciren. 
