2 Rıess 
aber die Meinung betrifft, dafs die Torsionswage ein unvollkommenes Instru- 
ment sei, zu dessen Behandlung eine eigene angeborene Geschicklichkeit er- 
fordert wird, so ist sogleich zu bemerken, dafs ich dieselbe durchaus unbe- 
gründet gefunden habe. Die Torsionswage ist weder unvollkommener, noch 
schwieriger zu handhaben, als eine Gewichtswage, aber freilich findet zwi- 
schen beiden zur Zeit noch der Unterschied statt, dafs die Gewichtswage aus 
einer guten mechanischen Werkstatt dem Beobachter vollkommen brauchbar 
geliefert wird, dies aber bei der Torsionswage nicht der Fall ist. Ich beginne 
deshalb diese Abhandlung, welche die Anordnung der Elektricität auf eini- 
gen speciellen Leitern zum Vorwurf hat, mit der Beschreibung der von mir 
angewandten Torsionswage und ihrer Einrichtung. 
E Bestimmung der elektrischen Dichtigkeit. 
Die Torsionswage. 
$.1. 
Alle Änderungen und Zusätze, die man neuerdings an der Torsions- 
wage angebracht hat, haben kein brauchbares Instrument geliefert, ich folgte 
daher im Wesentlichen der Angabe Coulombs. Ein unten geschlossener 
Glascylinder von 1 Fufs Durchmesser und Höhe, wurde mit einer Spiegel- 
glasscheibe bedeckt, die nahe am Rande eine 17 Linien weite Kreisöffnung 
hat, und, in der Mitte gleichfalls durchbohrt, in einer Metallhülse die Auf- 
satzröhre trägt. Diese Röhre ist 15 Zolle lang, an ihrem obern Ende befindet 
sich die Torsionsvorrichtung. Eine Messingscheibe, 31 Linien im Durch- 
messer, auf dem Rande mit einer Eintheilung versehen, ist an einem Zapfen 
befestigt, der sich in einer Hülse dreht. Um diese Hülse ist ein Ring zwi- 
schen zwei festen Ringen drehbar gelegt und trägt den Index, der von unten 
gegen die Theilung 'zeigt, ohne dieselbe zu berühren. Die Ablesung des 
Torsionswinkels geschieht daher stets an einer bestimmten, beliebig zu wäh- 
lenden, Stelle. Der Zapfen der eingetheilten Scheibe ist durchbohrt und 
läfst einen Stift mit einer Klemme durch sich hindurch zur Befestigung des 
feinen Metalldrathes, an dem der Wagebalken aufgehängt wird. Dieser Stift 
ist vertical zu verschieben und mit einer Klemmschraube festzustellen. Der 
