794 Dr. J. R. Schiner: Zeichen-Apparat. 
Entomologie, eine 60malige Linear-Vergrösserung in allen Fällen aus- 
reichend ist, somit meinem Bedürfnisse mit dem Apparate vollkommen 
Genüge geleistet werden kann. 
Zurückgekehrt von meinem Innsbrucker Ausfluge war demnach 
mein erstes Geschäft, den oben ausgedrückten Wünschen durch weitere 
Versuche zu entsprechen und ich experimentirte daher und zwar mit den 
besten Erfolgen. 
Man kann meinen Apparat bei 300- und mehrmaliger Linear-Ver- 
erösserung mit Vortheil benützen, wenn man, bis nicht ein entsprechend 
intensives künstliches Licht aufgefunden sein wird, vorläufig das Sonnen- 
licht als Beleuchtungsquelle hiezu benützt. 
Es bedarf zur Ausführung keiner weiteren Vorbereitung und na- 
mentlich ist es nicht erforderlich, die Fenster zu decken, oder, etwa wie 
bei dem Sonnenmikroskope, mit besonderen Spiegeln das Sonnenlicht 
aufzufangen. 
Man stellt den Apparat auf, lässt den Sonnenstrahl auf den gewöhn- 
lichen Beleuchtungsspiegel des Mikroskopes fallen und leitet ihn in die 
Camera. Zeigt sich da, statt des runden lichten Kreises, ein Licht-Balken, 
so wird die biconvexe Beleuchtungslinse des Apparates so aufgestellt, 
dass sie zwischen die Sonne und den Reflektirspiegel zu stehen kommt. 
Der Lichtbalken wird dann eine kreisförmige Gestalt annehmen und das 
eingelegte Object in vollster Beleuchtung sich scharf und präeis proji- 
eiren. Verfinstert sich die Lichtscheibe aus Anlass vieler Linsen, die zur 
Bewirkung ungewöhnlicher Vergrösserungen nothwendig eingelert wer- 
den müssen und ist stärkeres Licht erforderlich, so wird vor der gewöhn- 
lichen biconrexen Beleuchtungslinse eine zweite eben solche in der 
Entfernung der Brennweite so eingestellt, dass der Sonnenstrahl durch 
sie und die gewöhnliche Beleuchtungslinse in den Spiegel und von da 
in die Camera geleitet wird. Die Beleuchtung ist dann eine vellkommen 
genügende und will man während des Zeichnens oder Beobachtens das 
umgebende Tageslicht ausschliessen. so genügt es, wenn der Beobachter 
wie es von den Photographen zu geschehen pflegt, ein Tuch über sich 
und die Camera ausbreitet, wo dann das projicirte Bild nur um so 
schärfer sich darstellen wird. 
Um mit wenig vergrössernden Mikroskopeu ein möglichst grosses 
Bild zu erzielen, ist es räthlich die gewöhnliche Cylinderröhre des Mikro- 
skopes sammt den Okulargläsern nicht innerhalb des Conus anzubringen, 
wie es bisher geschehen ist, sondern sie demselben oben anzuschrauben, 
wodurch eine viel bedeutendere Vergrösserung erzielt wird. 
Schliesslich bemerke ich, dass Optiker C. Fritsch (Gumpendorfer 
Hauptstrasse Nr. 314) über diese Modificationen meines Apparates genau 
informirt ist, und einen solchen unter den billigsten Anforderungen her- 
zustellen. jederzeit bereit ist. 
en 
