— 26 — 



динены поо-Ьдовательно и питаются токомъ (сила тока 0,95 амп.) отъ не- 

 большой аккумуляторной баттареи. 



ВсЬ установленные приборы были предварительно тщательно изу- 

 чены въ Физической Лабораторзи Акадезпп и опред-йлены различный ихъ 

 постоянныя. При этихъ наблюден1яхъ мн'й удалось выработать н'Ьсколько 

 новыхъ методовъ опред-йлетя различныхъ постоянныхъ; оппсаше этихъ 

 методовъ составить предметъ особой статьи. 



На существующихъ сейсмическихъ станц1яхъ регпстрирные барабаны 

 обыкновенно не устанавливаются дал-Ье, какъ на разстоян1и 4 метровъ отъ 

 зеркала того илп другого сейсмографа. Увеличивать это разстояте пред- 

 ставляется практически затруднительнымъ въ виду ослаб-Ьван^я светового 

 Эффекта. Въ предложенномъ мною ран-Ье и пров'Ьренномъ на практпк'Ь 

 электро-магнитномъ способ-Ь регистрацш можно безъ всякаго ущерба для 

 силы св-Ьта увеличивать чувствительность записей почти въ произвольное 

 число разъ. 



Въ Пулков-Ь разм-бры электро-магнитныхъ катушекъ, сила тока и пр. 

 были выбраны такъ, что для аперюдическаго маятника длина соотв'Ьтствую- 

 щаго оптическаго рычага составляла 156 метровъ (для пер1ода въ 25^9). 

 вместо 4 метровъ, а для клинографа даже 476 метровъ (для перюда въ 

 53^0), т. е. около Уд километра. Но такая чувствительность, которая, кстати 

 сказать, достигается самыми простыми средствами, оказалась, какъ то пока- 

 зали первые сейсмограммы, чрезм-Ьрной, а потому она была уменьшена — 

 для апер1одическаго маятника въ 5, а для клинографа въ 10 разъ, 



Отм'Ьтка времени на Фотографической бумагЬ производится автомати- 

 чески, ежеминутно, задвиган1емъ небольшихъ ширмочекъ, при чемъ часы, 

 производящ1е замыкаше тока въ электромагнитахъ у ширмочекъ, св'Ьряются 

 ежедневно съ нормальными часами Пулковской Обсерватор1и. 



26 ноября текущаго года станц1я начала Функц1онировать. 



Уже первьш полученныя сейсмограммы обнаружили много интерес- 

 ныхъ особенностей установленныхъ приборовъ, но особенно пнтереснымъ 

 представляется запись землетрясешя, бывшаго въ ночь съ 5 на 6 декабря. 



Простой горизонтальный маятникъ далъ очень сложную запись, гд'Ь 

 собственное движен1е прибора почти совершенно маскируетъ характеръ 

 землетрясешя; апер1одичесюй же маятникъ, а съ нимъ вм'ЬстЬ и соотв'Ьт- 

 ствующш апер1одическш гальванометръ, въ которыхъ собственное движеше 

 прибора почти совершенно исключаются, дають весьма наглядную запись, 

 прямо опред-^ляюшую характеръ землетрясешя. Въ этой записи особенно 

 поражаетъ правильность колебан1я почвы около времени максимальной Фазы 



